366 K. Schoenlein; 



aufgestellt, durch deren umlegen der Strom einmal in den einfachen Draht 

 und das andere Mal in die Bussolrolle eingelassen werden kann. 



Die Beobachtungen folgen nun so aufeinander, dass zuerst bei ruhendem, 

 dann bei rotirendem ßheotom die Ablenkungen durch den einfachen Draht abge- 

 lesen werden, und hierauf durch Oeffnen eines du Bois' sehen Schlüssels dem 

 Strom der Weg durch die Quecksilbernäpfe und Bügel allein verschlossen, 

 und durch Schhessen eines zweiten Schlüssels der Umweg über den Eeiz- 

 schieber und die Quecksilbernäpfe geöffnet, sodann durch Umlegen der 

 Wippe vor der Bussole statt des einfachen Drahtes die Bussolrolle einge- 

 schaltet wird. Nun wird der ßeizschieber so lange verschoben, bis sich die 

 ersten deutlichen Spuren der Ablenkung am Spiegelbild der Scala zeigen, die 

 Schieberstellung notirt und dann der Schieber so lange weiter geschoben, 

 bis die Ablenkung verschwindet, und die Schieberstellung abermals notirt. 

 Der Unterschied zwischen beiden Stellungen giebt den Contactwinkel, welchen 

 man somit allemal zur Bestimmung bei zwei aufeinander folgenden Beobach- 

 tungsserien benutzen kann. 



Es geschieht nun folgende bekannte Kechnung. Ist A die Ablenkung 

 bei ruhendem, a die Ablenkung bei rotirendem Rheotom, c der Contact- 

 winkel, so ist —r = --r . 1 In unserem Falle sind nun alle Grössen ge- 



messen, und es müsste jede einzelne factisch gefundene gleich sein der. welche 

 man durch Berechnung aus den drei anderen ebenfalls gemessenen Wertheu 

 findet. Führt man diese Rechnung aus, so findet sich jedoch, dass die Werthe 

 nicht stimmen und durch den rotirenden Contact ein Verlust in der Strom- 

 stärke entsteht, wie folgende Tabelle zeigt. Die den ersten drei Columnen 

 beigesetzten Zahlen geben die Beobachtungsfolge. 



Gemessene Grössen Ablenkung bei 



Ablenkung bei Euhendem Rheotom 



Euhendem Rotirendem Contactwinkel in berechnet durch 



Rheotom Rheotom Eheotomgraden . a 100 



Deficit in 



1) 313 2) 15 Berechnetaus 1,2,3 268 11 ^/^ 



3) 5-60 



„ „ 3,4,5 304 37^70 

 6) 5-70 „ „ 4,5,6 298 5V, '^/o 



„ „ 6,7,8 316 47, 

 9) 5.50 „ „ 7,8,9 327 1 7^ 



„ „ 9,10,11 236 28 7o- 

 Das Deficit, welches sich durch die Rotation ergiebt, ist also nicht gar so 

 klein, kann aber jedoch im günstigen Falle sehr gering werden, nämlich nur 1 ^/q. 



4) 315 5) 17 



7) 330 8) 18 



10) 327 11) 13 



Weil der Rheotomkreis in 100 T heile getheilt ist. 



