ZuE Feage nach dee ISTatue dee Aneangszuckung. 367 



Die Art der Messung miiss jedoch ohne weiteres zu üngunsteu der 

 aus der Formel A= berechueten Zahlen ausfallen, denn c wird gegen- 

 über von a durch die Messung allemal zu gross erhalten, und ebenso a 

 kleiner, als es wirklich ist. 



Es giebt zunächst die Bussole bei der verwendeten Messungsart der 

 Contactzeit stets die in der ganzen Zeit der Ablesung stattfindenden ersten 

 und letzten Contacte, demnach den grössten Contactwinkel an, der möglich 

 ist, die Ablenkung durch den rotirenden Bügel wird jedoch bestimmt aus 

 der Summe aller während der Ablesung stattgehabten Contacte, und nicht 

 durch das Product von Umdrehungszahl und dem abgelesenen Contact- 

 winkel. Es ist dazu noch die Frage, ob der Contactwinkel je im einzelnen 

 Falle einmal so gross ist, wie ihn die Ablesung ergiebt, denn es mussten 

 dann zufällig die Schwankungen des Contactes nach beiden Extremen wäh- 

 rend desselben Bussolschlusses zu Stande kommen, was wohl kaum anzu- 

 nehmen ist. Ferner ist der rotirende Contact betreffs der Ableitungsdauer 

 ungünstiger gestellt als der ruhende. Beim rotirenden Contact müssen um 

 der Yergleichbarkeit der Messungen willen die Spitzen flach über das Queck- 

 silber laufen, weil das sonst abspritzende Quecksilber die Schliessungszeit 

 ändern würde. Es kann somit wohl vorkommen, dass sie während des 

 Ueberstreichens ein im Quecksilber gerade vorhandenes Wellenthal über- 

 springen müssen, ein Fehler, welcher beim ruhenden Contacte in gleicher 

 Weise nicht vorkommt, und der übrigens für die Gültigkeit der sonst mit 

 dem Rheotom vorgenommenen Bestimmungen über die negative Schwankung, 

 gleichwie die übrigen hier in Betracht kommenden Fehler, von keiner Be- 

 deutung sein würde. 



Für die uns interessirende Ableitung von Inductionsströmen durch das 

 Rheotom liegen die Verhältnisse jedoch bei weitem günstiger, als hier. Dort 

 kommt es nicht sowohl auf genaue Contactzeit an, als auf gute Ableitung. 

 Ob die Ableitungszeit auf V5000 — Veooo Secunde (entsprechend • 1 Sealen- 

 theil des Rheotoms bei 5 — 6 Umdrehungen in der Secunde) genau ist, wird 

 sich für eine Sclüiessungsdauer von Yioo Secunde, welche in meinen Versuchen 

 zur Durchleitung von Inductionsschlägen benutzt wurde vollständig gleich 

 bleiben. Man kann demnach auch unbeschadet der Brauchbarkeit der 

 Methode, ja sogar zu ihrer Verbesserung die Spitzen des Bügels, wie dies 

 auch geschah, tief eintauchen lassen. 



Es ist ferner in dem einen Falle der N'erv als ein sehr schlechter 

 Leiter in den Kreis mit eingeschaltet, und es wird dabei mit Inductions- 

 strömen von jedenfalls grösserer Spannung gearbeitet, als in dem anderen 

 Falle, wo nur metallische Leiter im Kreise sind, und die elektrische Span- 

 nung verhältnissmässig klein ist. 



