482 E. A. Biege: 



skopische grenzenden Genauigkeit zu bestimmen. Wie weit beides gelungen, 

 ist aus der Beschreibung meines Verfahrens zu ersehen. 



Unter möglichster Vermeidung der Blutung wurde einem enthirnten 

 Frosche das Kückenmark blossgelegt und ihm alsdann auf einem schmalen 

 Brettchen zwischen passend gestellten Klammern eine Lage angewiesen, 

 in der sein Rumpf, namentlich aber seine Wirbelsäule unverrückt verharren 

 musste. Das Brettchen wurde auf eine Messingplatte eingespannt, die in 

 gleicher Weise wie die Mikrometertische durch feine Schrauben nach zwei 

 aufeinander senkrechten Richtungen bewegt werden konnte. An den grossen 

 Köpfen der Schrauben war je eine Kreistheilung eingeschnitten, mittels 

 welcher der durch die Schraubenwindung bedingte Fortschritt der Platte 

 bis auf 0- 01""^ abzulesen war. Da der Umfang der Verschiebung, welchen 

 die Schrauben zuliessen, der Länge eines grossen Froschrückenmarkes gleich 

 kam, so konnte jeder behebige Punkt von dessen hinterer Fläche gegen 

 eine ausserhalb befindUche Marke eingestellt werden. 



Als Marke diente eine senkrecht gehaltene feinste Nähnadel aus härte- 

 stem Stahl, deren freies Ende in eine sehr dünne und platte Spitze zuge- 

 schliflfen war. Die Nadel sollte aber nicht bloss hierzu, ihre Einstiche sollten 

 auch als Reize dienen und deshalb musste sie nach einer geraden Linie 

 zu heben und bis zu jeder beliebigen aber genau zu bestimmenden Tiefe 

 in das Rückenmark zu senken sein. Hierzu befähigte sie eine Einrichtung, 

 ähnlich der wie sie zur Einstellung des Mikroskopes auf das Object benutzt 

 wird. Von dem Fussgestell des Mikrometertisches aus erhob sich hinter 

 dem letzteren eine Stahlstange, die in passender Höhe mit einem Trieb, 

 dessen Schraubenkopf eine Theilung trug, versehen war. Von der Hülse 

 des Triebes erstreckt sich in horizontaler Richtung eine starke Stange, 

 die an ihrem freien Ende zur Aufnahme eines senkrechten Stabes durch- 

 bohrt war. Der in dem Bohrloch eingesetzte und dort verstellbare Stab 

 lief an seinem unteren Ende in eine feine Klemme aus, von welcher das 

 stumpfe Ende der oben erwähnten Nadel festgehalten werden konnte. 



Aus der Beschreibung des Apparates erhellt, dass man die Nadel an 

 jedem beliebigen Orte des Rückenmarkes bis zu einer willkürlich gewählten 

 Tiefe einstechen und von einer als Nullpunkt bezeichneten Stelle aus die 

 Stiche in bestimmten Abständen wiederholen konnte. Dabei hing die Rich- 

 tung, in welcher die Nadel das Mark durchstechen sollte, von der Lage ab, 

 in welcher der Frosch auf seiner Unterlage befestigt war; je nachdem seine 

 Rückenfläche parallel oder senkrecht zur Ebene des Mikrometertisches stand, 

 drang die Nadel von hinten nach vorn oder von rechts nach links durch 

 das Mark. Bei der geringen Ausdehnung und der versteckten Lage des 

 Ortes durch dessen Reizung der Tetanus entsteht, war seine Ermittelung 

 nur dann mit Sicherheit zu erwarten, wenn durch die eine Richtung der 



