498 J. HiRSCHBEKa: 



ebensoviel wie die der menschlichen Krystalllinse beträgt: es wäre dies 

 weniger als nach Leuckart, aber doch nichtNull. (^ + 6Ö~y)' ^^^^ ^^^ 



Hechtauge in Wasser auf grössere Distanzen, so hätte es doch noch in Luft 

 eine starke Kurzsichtigkeit, nämüch einen Fernpunktsabstand von 60"™ 

 oder nahezu 2Yi"- Somit widersprechen Pia teau's eigene Zahlen auf das 

 bestimmteste seinen Annahmen über das Sehen der Fische. 



Aber vor Allem ist es geboten, diese Zahlen einer experimen- 

 tellen Nachprüfung am lebenden Thiere zu unterziehen. Man prüft, 

 wenn man richtige Resultate erlangen will, die Grösse des Reflexbildes, 

 welches die Mitte der Hornhaut des lebenden Thieres von einem gegebenen 

 Gegenstande entwirft. 



Es ist dies das feinste Tasten, mit dem Lichtstrahl. Helmholtz's 

 Ophthalmometer braucht man natürlich für solche approximative Be- 

 stimmungen nicht. Man misst die Breite des Reflexbildes, welches die 

 Hornhaut von einer Fensteröffnung entwirft. (Ich wählte eine Objectbreite 

 von 1000, eine Objectferne von 3500"^".) Wird grössere Genauigkeit ge- 

 wünscht, so kann das von mir am 14. Juli 1876 der Berliner physiologischen 

 Gesellschaft mitgetheilte Verfahren in Anwendung gezogen werden: „Um die 

 Messung des Hornhautkrümmungsradius zu einer bequemen und schnell 

 ausführbaren Methode der Praxis zu machen, werden in der Höhe des zu 

 untersuchenden Auges zwei Lichtflammen aufgestellt, so dass ihre gegen- 

 seitige Entfernung 1 Meter beträgt und das zu untersuchende Auge vom 

 Mittelpunkt ihrer Halbirungslinie 1 Meter entfernt ist. Mit dem Pupülo- 

 meter misst man ß, die Distanz der beiden Lichtflammen im Spiegel- 

 bildchen der Hornhaut, dann ist direct ß die Brennweite oder der halbe 

 Krümmungsradius des Hornhautsspiegels. Denn, ist b ein Object, ß sein 

 Bild, a der Abstand des relativ fernen Objects vom Krümmungsmittelpunkt 



1 



— r 



8 2 



des Convexspiegels, so ist y- = — , folglich, da wir a = ^ gemacht haben, 



Sehr bequem ist auch zur Hornhautmessung das Keratoskop von 

 Placido,^ eine schiessscheibenähnliche Figur mit centraler Durchbohrung. 

 Ich habe das Instrument stabil gemacht und mit einer Millimeterscala ver- 

 sehen, die durch ein kleines Planspiegelchen nach dem scheinbaren Ort 

 des Hornhautspiegelbildes hin reflectirt wird. Ist die Scheibe 8 Zoll 

 breit und 8 Zoll entfernt von der Hornhaut, so hat man nur die Zahl der 



1 Vergl. in diesem Archiv, 1878. S. 581. 582. 



- Vgl. Centralhlatt für Augenheilkunde. 1882. S. 30 u. ff. 



