Dr. Adolf Fick: Ein neuer Blutwellenzeichner. 583 



Ein neuer Blutwellenzeichner. 



Von 



Dr. Adolf Fick. 



Mit der Einführung des von Ludwig erfundenen Kymo- 

 graphion in die Experimentalphysiologie beginnt unzweifelhaft 

 eine neue Epoche in der Lehre vom Blutkreislaufe. Gleich- 

 wohl sind in neuerer Zeit mancherlei Bedenken laut gewor- 

 den gegen die Treue der Angaben dieses Instrumentes. Sie 

 wurden jedoch bis jetzt insbesondere von Vierordt nur theo- 

 retisch begründet auf Betrachtungen über die Trägheit der in 

 Oscillationen befindlichen Quecksilbermasse. Ein entscheiden- 

 des Wort kann aber lediglich eine Experimentalkritik sprechen. 

 Diese zeigt nun in der That, dass die Form und die Höhe 

 der Pulswelle nicht im Allgemeinen richtig am Kymogra- 

 phion verzeichnet wird. Ich habe daher nach einem neuen 

 Mittel gesucht, die Variationen des Blutdruckes graphisch dar- 

 zustellen und bin schliesslich bei einer Construction stehen ge- 

 blieben, die vor der strengsten Experimentalkritik in wahr- 

 haft überraschender Weise Stand hält, und die zugleich vor 

 dem Quecksilbermanometer den Vortheil weit bequemerer 

 Handhabung voraus hat. 



Die Construction ist einfach folgende: An die Stelle des 

 Quecksilbermanometers tritt das Bourdon'sche Manometer 

 d. h. eine hohle Messingfeder von flach elliptischem Querschnitt. 

 Sie ist kreisförmig gekrümmt. Das eine Ende ist fest, das 

 andere frei. Bekanntlich streckt sich eine solche Feder, wenn 

 in ihrem Innern der Druck steigt. Bei meinem neuen Blut- 



