584 I>r- Adolf Fick: 



Wellenzeichner ist die Feder mit Alkohol gefüllt, und ihr In- 

 neres wird durch geeignete Schläuche mit dem Blutgefässe in 

 Verbindung gesetzt. Die Schläuche sind natürlich mit koh- 

 lensaurer Natronlösung gefüllt. Den Schwankungen des Blut- 

 druckes entsprechend macht nun das freie Federende ganz 

 kleine, kaum sichtbare Bewegungen. Diese werden durch ein 

 Hebelwerk auf eine Stahlspitze in vergrössertem Maasstabe 

 übertragen. Das Hebelwerk stellt eine in der technischen 

 Mechanik sogenannte „Gradfächerung" dar, und das Ganze ist 

 so am Stativ des Kymographion befestigt, dass die Stahlspitze 

 sich nur in einer den Seiten der Trommel parallelen Senk- 

 rechten auf- und abbewegen kann. Lehnt also die Spitze ge- 

 rade an die berusste und gedrehte Trommel, so zeichnet sie, 

 wenn der Druck schwankt, eine Wellenlinie auf dieselbe in 

 derselben Weise, wie der Zeichenstift am Schwimmer des 

 Quecksilbermanometers. Dies Hebelwerk ist aus schmalen 

 Schilfstreifchen verfertigt, so dass es im Ganzen nur einige 

 Decigramme wiegt. Wegen der grossen [Jebersetzung — sie 

 ist in dem einen bis jetzt ausgeführten Exemplare etwa 30- 

 fach — war gleichwohl die Rückwirkung der Trägheit des 

 Hebelwerkes auf das Federende nicht unbedeutend und das 

 Instrument zeigte daher noch immer höchst störende Eigen- 

 schwingungen, so wie sehr rapide Druckschwankungen darauf 

 wirkten. Diesem einzigen noch übrigen Uebelstande wurde 

 jedoch auf's vollständigste abgeholfen durch Einführung eines 

 Widerstandes gegen die Bewegungen des Hebelwerkes. Der 

 den Zeichenstift tragende Hebel wurde nämlich nach unten 

 um etwas verlängert und an sein Ende ein Papierblättchen 

 befestigt, das sich in Oel bewegt. 



Man wird bemerken, dass mein Instrument ungefähr den 

 Anforderungen entspricht, die Mach nach seinen theoretischen 

 Betrachtungen an einen Wellenzeichner stellt: Die Kraft, 

 welche dem variabelen Drucke entgegenwirkt, ist verhältniss- 

 mässig gross — es ist die Elasticität der Messingfeder. Die 

 Bahn, welche der durch die Druckschwankungen in Bewegung 

 gesetzte Punct — das freie Federende — zurücklegt, ist daher 

 sehr klein und der bewegte Punct erlangt folglich die bedeu- 



