586 Dr. Adolf Fick: 



man sehen kann, ob die Angaben* wirklich richtig sind. Die- 

 sen Zweck erreichten wir dadurch, dass wir einen Luftraum 

 mit dem Inneren der Manometerfeder in Verbindung setzten 

 und diesen durch Eintreiben und Anziehen eines Pumpenkol- 

 bens abwechselnd vergrösserten und verkleinerten. Beiläufig 

 muss ich hierbei bemerken , dass wir keine kleine Luftpumpe 

 finden konnten, die für unseren Zweck dicht genug gehalten 

 hätte, und wir hätten vielleicht unser Vorhaben aufgeben 

 müssen, wäre nicht Herr T ach au auf den glücklichen Ein- 

 fall gekommen den Pumpenstiefel inwendig mit einem Kaut- 

 schuksäckchen auszukleiden. Es ist dies ein höchst beach- 

 tenswerther Kunstgriff, den ich nicht genug empfehlen kann. 

 Man konnte nun den Pumpenkolben zwischen gewissen 

 extremen Lagen periodisch hinunterbewegen und zusehen, ob 

 sich der Zeichenstift alsdann allemal zwischen denjenigen ex- 

 tremen Lagen hinunterbewegt, welchen die extremen Lagen des 

 Kolbens im ruhenden Zustande entsprechen. Dies hat sich nun 

 mit einer Genauigkeit gezeigt, die durchaus nichts zu wün- 

 schen übrig liess. Die Kolbenstösse mochten 40 mal, 100 mal 

 oder 160 mal in der Minute wiederholt werden, immer ging 

 der Zeichenstift zwischen denjenigen extremen Lage-n hin und 

 her, welche er einnahm, wenn der Kolben seinen tiefsten oder 

 höchsten Stand dauernd einnahm. Ganz anders verhielt sich 

 der Zeichenstift am Quecksilbermanometer. Er stieg viel hö- 

 her und sank viel tiefer, wenn 40 Kolbenstösse in einer Mi- 

 nute erfolgten, als wenn 160 Stösse von genau gleichem Um- 

 fang in der Minute geschahen. Bei 40 Stössen in der Minute 

 waren die Excursionen des auf der Quecksilbersäule schwim- 

 menden Zeichenstiftes etwa dreimal grösser, als der wirklich 

 geschehenden Druckschwankung entsprach, bei 160 Stössen in 

 der Minute waren die Excursionen ungefähr dreimal zu klein. 

 Die folgende Figur ist beispielsweise eine treue Copie einer sol- 



WVlAAfV _ TlA/vVWly 



