Ein neuer Blutwellenzeichner 



587 



a. 



vwwwwv 



eben Versuchsreihe. Die Curven 1 a, b, c sind mit meinem Instru- 

 mente gezeichnet. In den drei Fällen schwankte der Druck 

 zwischen Werthen, welche den Höhen der wagerechten Striche 

 über einer hier nicht gezeichneten Nulllinie entsprechen. Bei 

 la schwankte er 40 mal, bei Ib 100 mal, bei Ic 160 mal 

 in der Minute. 2a, 2b, 2c sind die entsprechenden vom 

 Quecksilbermanometer gelieferten Zeichnungen, wenn der Pum- 

 penkolben genau dieselben Bewegungen machte. Die kurzen 

 wagerechten Striche neben den Curven bezeichnen auch hier 

 die Lagen, welche der Zeichenstift in Ruhe annimmt, wenn 

 der Pumpenkolben seine höchste und tiefste Lage dauernd 

 einnimmt. Der senkrechte Abstand der wagerechten Striche 

 voneinander ist grösser, als der entsprechende für mein Kymo- 

 graphion, weil dasselbe eben in kleinerem Maasstabe zeichnet, 

 als das Quecksilbermanometer. Das Quecksilbermanometer 

 zeichnet also langsame Wellen zu gross und frequente Wellen 

 zu klein. Es wird also beispielsweise die Druckschwankun- 

 gen in einer Kaninchenarterie entschieden kleiner erscheinen 

 lassen, als sie wirklich sind, die anderer Thiere als grösser, 

 und es ist nur ein Zufall, wenn es diese Druckschwankungen 

 in richtigem Maasse verzeichnet. 



Die Form der Wellenlinie zwischen den Maximis und Mi- 

 nimis lässt sich natürlich nicht leicht ganz allgemein prüfen, 

 denn es wären eben sehr verwickelte feine und zugleich solide 

 mechanische Vorrichtungen nöthig, um einen Pumpenkolben 

 so zu führen, dass man seine Lage und folglich den Druck 



38* 



