588 Dr. Adolf F ick: 



im abgeschlossenen Räume als Function der Zeit genau kennte 

 Wir haben uns statt dessen begnügt, einzelne hervorstechende 

 Wellenformen zu erzeugen und zu sehen, wie sie von den 

 beiden Wellenzeichnern wiedergegeben werden. Wir beweg- 

 ten den Kolben namentlich so, dass er in der höchsten und 

 tiefsten Lage eine kurze Zeit stille stand, von der höchsten 

 zur tiefsten und umgekehrt aber mit ziemlich constanter Ge- 

 schwindigkeit überging. Von diesen Stillständen zeigte nun 

 das Quecksilbermanometer in keinem Falle eine Spur, während 

 mein neuer Wellenzeichner sie aufs deutlichste erkennen Hess. 

 Er zeichnete eine scharf geknickte Linie und an den Knick- 

 stellen keine Spur von Eigenschwingungen. Bei sehr raschem 

 Tempo waren allerdings die wagerechten Theile der gebro- 

 chenen Linie nicht immer sehr deutlich zu sehen, was aber 

 sehr wohl in der Natur der Sache begründet sein kann, ohne 

 einen Fehler des Instrumentes zu verrathen. Auch für diese 

 Sätze liegt der Beweis in Fig. 1. Sie ist nämlich gezeichnet 

 bei einem Gange des Kolbens von der beschriebenen Art. 

 Die Curven 2 a, b, c lassen nicht die entfernteste Andeutung 

 von den Stillständen in Maximo und Minimo des Druckes 

 wahrnehmen. 



Es lässt sich hiernach schon vermuthen, da8S die kleinen 

 Unterschiede des Mitteldruckes, die durch die Form der Welle 

 bedingt sind, durch das Quecksilbermanometer nicht auszumit- 

 teln sind, während sie mein neues Manometer anzeigt. Wir 

 haben, um uns anschaulich davon zu überzeugen, Wellen zwi- 

 schen gleichen Druck-Maximis und -Minimis erregt, bei denen 

 sich dieser unterschied auffallend zeigen musste. Wir beweg- 

 ten den Pumpenkolben einmal so, dass der Stillstand im 

 Druckmaximum lange und im Druckminimum kurz dauerte, 

 und dann so, dass der Stillstand im Druckminimum lange, im 

 Maximum kurz dauerte. Die von meinem Federmanometer 

 gezeichnete Curve gab diesen Unterschied deutlich wieder, so 

 dass augenscheinlich die Bezeichnung des mittleren Druckes 

 im ersten Falle einen entschieden grösseren Werth ergeben 

 haben wird, als im zweiten. Das Quecksilbermanometer zeich- 

 nete iü beiden Fällen merklich gleiche Curven. 



