Zuß Lehre von dee Athmung der Reptilien. 



31 



düch iu hohem Grade iinzweckmässig. Die Marey'sche Trommel ist ein 

 Apparat, welcher sich vor allem für die graphische Darstellung zeitlicher 

 Verhältnisse von Bewegimgserscheinungen, nnd innerhalb gewisser Grenzen 

 auch absoluter Druckwerte eignet. Reine Yolumsbestimmungen oder Ver- 

 zeichnung vou Bewegungsformen — namentlich wenn letztere mit gewisser 

 Geschwindigkeit vor sich gehen, lassen sich aber niemals mit dieser Vor- 

 richtung graphisch festhalten. Denn der auf der Gummimembran 

 ruhende Schreibhebel verzeichnet stets die aus dem Volumen 

 der Form und der Geschwindigkeit der Bewegung (Druckände- 

 rung in der Trommel) resultirende Lageveränderung der Mem- 

 bran. Dazu kommt noch die Elasticität der letzteren, also ihr Bestreben, 

 stets eine bestimmte, nämlich ihre Ruhelage einzunehmen. Und diesem 

 Bestreben kann eine solche Membran um so leichter folgen, je grösser die 

 Lufträume sind, welche ihr vorgeschaltet werden. Da nun die Athem- 

 volumsehwankungen ziemlich rasch vor sich gehen, da ferner die Ursachen 

 derselben ebenso rasch sich vollziehende Druckschwankungen im Thorax des 

 Thieres sind, und da das Lungenvolumen und vor allem die Leitungsröhren 

 einen relativ grossen Luftraum repräsentiren, so gestatten Aufzeichnungen des 

 Hebels in unserem Falle keineswegs, Schlüsse auf die Form und die zeit- 

 lichen Verhältnisse der Athmung zu machen, 

 da durch rasche Druckschwankungen und 

 durch die Elasticität der Membran eine starke 

 Verunstaltung der Curven zu erwarten ist. 



Von diesen Erwägungen ausgehend habe 

 ich mir nach dem Vorgange von Panum^ 

 einen Apparat construirt, welcher allen eben ge- 

 nannten Fehlern nicht unterliegt. Er besteht 

 aus eiuem cjlindrischen Mantel aus Zinkblech 

 (Fig. 1) von 100™™ Höhe und 50™™ Durch- 

 messer, welcher auf einer Grundplatte dicht 

 angelöthet ist. Diese Platte ist im Centrum 

 des unteren Mantelrandes durchbohrt, und in 

 die Bohrung ist mit seinem oberen Rand unter 

 dem oberen Mantelrande endend, unten etwa 

 20™™ vorstehend ein 15™™ weites Rohr aus 



Zinkblech eingefügt. Zwischen Alantel und Rohr frei beweglich ist eine 

 100™™ hohe, oben geschlossene Glocke von 44 ™™ Durchmesser aufgehängt. 

 Am oberen Mantelrande bewegt sich diese Glocke zwischen drei zu ihrer 



Fig. 1. 



* P. L. Panum, Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen compri- 

 mirter Luft. Pflü^er's Archiv. Bd. I. S. 150, 



