168 J. Rosenthal: 



I. Der Respirationsapparat. 



Der Apparat von Regnault und Reiset ist so bekannt, dass ich auf 

 eine Schilderung desselben nicht einzugehen brauche.^ Mit ihm stimmt 

 der meinige im Princip überein, ist jedoch im Betrieb einfacher und dabei, 

 dank der Vervollkommnung der gasanalytischen Methoden, eines vielseitigen 

 Gebrauches fähig. Namentlich hervorzuheben ist die Mögüchkeit, lang 

 ausgedehnte Versuche in eine Reihe von kürzeren Einzelversuchen zu zer- 

 legen und damit zeitliche Veränderungen der Og-Aufnahme oder COg-Abgabe 

 im Einzelnen zu verfolgen, mögen dieselben durch physiologische Zustände 

 des Versuchsthieres (Verdauung u. s. w.) bedingt sein oder durch absicht- 

 lich herbeigeführte Veränderungen der Bedingungen (z. B. Zusammensetzung 

 der . umgebenden Luft) herbeigeführt werden. 



Wir haben zu unterscheiden: 



1. den Raum, in welchem das Versuchsthier sich befindet; wir wollen 

 ihn kurz den Athem- oder Luftraum nennen; 



2. die Ventilationsvorrichtung; 



3. die Vorrichtungen zur quantitativen Bestimmung des vom 

 Thier verbrauchten 0^, und der von ihm ausgegebenen Respirationsproducte. 



Der Athemraum ist in meinen calorimetrischeu Untersuchungen au 

 den oben angegebenen Stellen dieses Archivs geschildert worden. Ich be- 

 schränke mich daher darauf, hier eine schematische Skizze desselben zu 

 geben mit Fortlassung aller für unseren jetzigen Zweck unwesentlichen 

 Theile. Das Thier befindet sich in einem grossmaschigen Drahtkäfig inner- 

 halb des kupfernen Cy linders ÄÄBB, welcher durch die anzuschraubende 

 Thür C luftdicht geschlossen werden kann. Von den Wandungen ist der 

 Käfig durch den dünnwandigen Einsatz EEFF getrennt. Durch die Venti- 

 lationsvorrichtung wird die Luft in stetiger kreisender Bewegung erhalten, 

 so dass sie an der Rückwand bei s^ in den Luftraum eintritt, denselben 

 vorn bei EF verlässt, durch den Zwischenraum zwischen Einsatz und 

 äusserer Wandung nach hinten streicht und bei ^3 abgesogen wird. Der 

 Cy linder ÄABB ist noch von einem Luftmantel umhüllt, und das Ganze 

 liegt in einem Wasserkessel. Durch passende Vorrichtungen, wegen deren 

 ich auf die angeführte Abhandlung verweise, kann die Temperatur des Appa- 

 rates während der Dauer des Versuches constant erhalten werden. Das 

 Volum des Athemraumes beträgt rund 40 Liter. 



^ Man findet die Beschreibung in Annales de chimie et de physique. 1849. (3) 

 T, XXIV. p. 299 und 1863. (3) T. LXIX. p. 129, sowie in den Annalen der Chemie 

 und Pliarm. 1850. Bd. LXII. Kürzere Beschreibungen enthalten viele Lehr- und Hand- 

 bücher der Physiologie, z.B. Zuntz, Physiologie der Blutgase und des respiratorischen 

 Gaswechsels, in Hermann's Randhuch. Bd. JV. 2. S. 120if. 



