TJnTEESIJCHUNG-EN ÜEER den EESPIRATOEISCHEN STOFFWECHSEL, 169 



Die Ventilation \yird durch Quecksilberpumpen unterhalten, zu deren 

 Betrieb der von mir ursprünglich für den Zweck der künstlichen Athmung 

 coustruirte Apparat dient. ^ Da zwei solcher Pumpen abwechselnd saugen 

 und drücken, wobei die Luftbewegung durch Ventile geregelt wird, so 

 entsteht eine continuirliche , nahezu gleichmässige Luftströmung in der 

 soeben angegebenen Richtung. Die Pumpen können bis zu 360 Liter 

 in der Stunde in Bewegung setzen, was einer neunmaligen Erneuerung der 

 im Athemraum enthaltenen Luft entspricht. ^ 



s. 



A 



E 



E 



F 



F 



B 



B 



C 



Fi?. 1. 



Die bei ^2 aus dem Thierraum aus- 



Absorption des H2O und CO2. 

 tretende Luft wird unmittelbar hinter s.^ durch einen mit Bimssteinstücken 

 und Schwefelsäure beschickten Thurm geleitet, in welchem sie allen aus dem 

 Thierraum mitgenommenen Wasserdampf abgiebt, dann durch mehrere mit 



' Dies Archiv. 1894. Physiol. Abthlg. S. 249. 



^ Statt des Eespirationsapparates kann natürlich auch irgend ein anderer- moto- 

 rischer Apparat zur Betbätigung der Quecksilberpumpen benutzt werden. Die An- 

 wendung jenes Apparates empfiehlt sich, weil zum Betrieb desselben nur Wasserdruck 

 erforderlieh ist, über welchen jedes Institut immer zu verfügen bat. 



