Unteesuchungen übee den kespieatorischen Stoffwechsel. 171 



Blei und sind durch sichere Verschraubuugen mit einander verbunden. 

 Kautschukröhren und andere dem ündichtwerden ausgesetzte Verbindungen 

 sind durchweg vermieden. 



Die beiden Röhren, durch welche die Luft aus den Quecksilberpumj)en 

 austritt, vereinigen sich zu einem gemeinschaftlichen Rohr, welches die 

 lAift nach s^ hinleitet. In dieses mündet seitwärts ein anderes, durch 

 einen Hahn absperrbares Rohr ein, durch welches O2 aus grossen Gas- 

 behältern in den Athemraum eintreten kann. Die Bedeutung dieses Ab- 

 sperrhahnes wird später hervorgehoben werden. 



Die Anordnung der Sauerstoffbehälter und die Art, wie in ihnen 

 der erforderliche. Druck unterhalten wird, ist in Fig. 2 schematisch dar- 

 gestellt. Eine Reihe von oben und unten conisch zugespitzten Cylindern 

 C\ C, . . ., deren jeder etwa 20 Liter Gas aufnehmen kann, sind durch me- 

 tallische Kappen, an denen Hähne angebracht sind, mit je einem oberen 

 und unteren horizontalen Rohr verbunden. Das obere Rohr ist für die Zu- 

 und Ableitung des Gases bestimmt, das untere für die Zu- und Ableitung 

 des Füllwassers. Für letzteren Zweck ist das untere Rohr mit einem Füll- 

 cvlinder F verbunden, welcher höher ist als die 0^-Behälter. 



Um die Behälter mit 0^ zu füllen, werden sie zuerst von dem Füll- 

 cy linder her ganz mit Wasser gefüllt, während die in ihnen enthaltene 

 Luft durch das obere Rohr entweicht. Dann verbindet man dieses Rohr 

 unter Zwischenschaltung einer Waschflasche fV mit dem Ausgangshahn einer 

 Bombe £, in welcher sich comprimirter O3 befindet, und lässt das Gas von 

 oben in die Behälter eintreten, während das Wasser unten bei H^ oder 11^ 

 abläuft. Zwischen der O^-Bombe und der Waschflasche ist noch ein Regulir- 

 hahn K eingeschaltet, welcher gestattet, trotz des hohen Druckes in der 

 Bombe, das Gas in langsamem Strome in die Behälter überzuleiten.^ Durch 

 passende Einstellung des Ablasshahnes für das Wasser hat man es in der 

 Hand, während der Füllung den Druck in den Ga-Behältern auf einer be- 

 liebigen Höhe zu erhalten. Ein mit dem oberen Rohr communicirendes 

 Manometer M gestattet die Ablesung dieses Druckes. 



Sind die Behälter gefüllt, so werden der Hahn der Bombe und der 

 Ablauf hahn für das Wasser geschlossen. Um jetzt das Gas unter den für 

 das Nachrücken in den Athemraum erforderlichen Druck zu versetzen, lässt 

 man von dem Druckgefässe D her, in welchem das Wasser stets auf einer 



^ Dieser Regulirhahn, welcher sich für alle Arbeiten mit stark comprimirten 

 Gasen als sehr zweckmässig bewährt hat, ist auf meine Veranlassung von Hrn. Rich'arjd 

 Hennig, Mechaniker am hiesigen physiologischen Institut, construirt worden. Ich 

 füge eine Abbildung (S. 172) dieses ausserordentlich nützlichen Hülfsmittels bei. 

 Eine Beschreibung desselben findet sich im Vereinsblatt der deutschen Gesellschaft für 

 Mechanik und Optik (Beiblatt zur Zeitschrift für Instrumentenkunde). 1897. S. 194 



