180 



J. Rosenthal; 



Ablesung erfolgt mittels einer (in der Zeichnung fortgelassenen) Lupe, welche, 

 in einem horizontalen Rohr gefasst, an einem dem Eudiometer parallelen 

 Dreikant verschoben und scharf auf den Meniscus eingestellt werden kann. 

 Um die zu messenden Gase vor Temperaturschwankungen zu schützen, ist 

 das Eudiometer in ein weiteres Glasrohr G eingeschlossen.^ 



Unten erweitert sich das Eudiometerrohr zu einem geräumigen Gefäss, 

 das durch einen Kautschukstopfen abgeschlossen ist. Ein diesen Stopfen 

 durchbohrendes Winkelrohr setzt den Binnenraum des Eudiometers mit dem 

 Steigrohr 8 und dem Druckgefäss I) in Verbindung. Durch Heben des 

 letzteren kann man das Eudiometer vollkommen mit Wasser, durch Senken 

 bis zu jedem beliebigen Punkte mit Gasen füllen. Um das Gas unter 

 Atmosphärendruck zu setzen, muss das Elüssigkeitsniveau im Eudiometer 

 und im Steigrohr in gleiche Höhe gebracht werden. Ist das geschehen, so 

 kann man die Communication mit dem Druckgefäss durch den Hahn h 

 aufheben; man kann dann das Druckgefäss aus der Hand stellen, ohne im 

 Druck etwas zu ändern, was für die übrigen Manipulationen von Werth ist. 



^Z.^3 



Fig. 5 A. 



Die Kugel des Eudiometers ist oben durch capillare Röhren mit den 

 Hähnen H^^ H^, E^ verbunden. Die Anordnung der Bohrungen dieser 

 Hähne ist aus Fig. 5 A zu ersehen, deren eine den Hahn h-^ im Querschnitt, 

 deren andere die einander gleichen Hähne h^ und A3 im Längsschnitt dar- 

 stellt. Die Hähne gestatten, das Eudiometer mit B, Z, 0, Ä oder F in 

 Verbindung zu setzen oder auch ganz abzuschhessen und nur die Verbin- 

 dung von B, L oder mit A allein herzustellen. Von diesen Wegen 



^ Durch dieses UmhüUungsrohr Wasser strömen zu lassen, wie Hempel 

 empfiehlt, finde ich unnöthig. Da die Zimmertemperatur ohnehin möglichst constant 

 gehalten werden muss, so genügt es, das Eudiometer vor der directen Einwirkung der 

 strahlenden Wärme des Beobachters und der warmen Exspirationsluft zu schützen. 

 Strömt Wasser durch den Mantel, welches nicht ganz die Temperatur des Zimmers 

 hat, so ist die Temperatur der Gase in verschiedenen Höhen oft viel verschiedener als 

 bei blosser Umhüllung mit einer abgesperrten Luftsäule. Im üebrigen erkenne ich 

 gern an, dass ich Hempel' s Buch {Gasanalytische Methoden. Braunschweig 1890) 

 manchen lehrreichen Wink verdanke. 



