Untersuchungen über den eespikatorischen Stoffwechsel. 181 



dient L zur Zuführung der Luftprobe aus den Proberöhren, zur Zufüh- 

 rung der Probe aus den Oa-Behältern; F ist eine Hempel 'sehe Phosphor- 

 pipette zur Bindung des Sauerstoffs ; ^ B und Ä endlich sind mit Wasser 

 gefüllt und dienen zum Entleeren der nicht mehr gebrauchten Gase sowie 

 zum x\usspülen aller in den Capillarröhren haften gebliebenen Gasbläschen, 



Der G-aug einer Analyse ist folgender: Nachdem der ganze Apparat 

 vollkommen mit Wasser gefüllt ist, werden die Hähne so gestellt, dass das 

 Eudiometer abgesperrt ist und dass A mit B communicirt. Durch Saugen 

 an einem mit A verbundenen Kautschukschlauch überzeugt man sich, dass 

 in den Hahnbohrungen und in den sie verbindenden Capillarröhren keine 

 Gasbläschen zurückgeblieben sind; sollte dies der Fall sein, so saugt man 

 sie nach A hinüber; lässt man mit dem Saugen nach, so kann nur Wasser 

 au ihre Stelle treten. Mau saugt dann die zu analysirende Luftprobe in 

 das Eudiometer, spült die letzten in den Capillaren befindlichen Bläschen 

 durch Wasser gleichfalls in das Eudiometer und sperrt es ab. ^ Man misst 

 das Volum, treibt das Gas in die Phosphorpipette, wartet die vollständige 

 Bindung des Sauerstoffs ab, saugt das übrig gebliebene Gas in das Eudio- 

 meter zurück und misst wieder. Die Differenz zwischen dem ursprünglichen 

 Yolum und dem nicht von P aufgenommeneu gestattet die Berechnung 

 des Oo-Gehaltes. War das so analysirte Gas eine Luftprobe aus dem Athem- 

 raum, so ist damit die Analyse beendet und der übrig gebliebene Gasrest 

 kann aus dem Eudiometer durch H^ und A entleert werden. Sind aber 

 auch Analysen vom Sauerstoff aus den Behältern zu machen, so verbindet 

 mau diese, da Gase von 90 oder mehr Procent Gg-Gehalt nicht direct 

 analysirt werden können, mit den Analysen der Luftproben. Was von einer 

 solchen Luftprobe nach vollendeter Reaction in der Phosphorpipette in das 

 Eudiometer zurückgesaugt worden ist, kann nur Stickstoff oder ein sonstiges, 

 gegen Phosphor indifferentes Gas sein. Nachdem man sein Volum gemessen 

 hat, saugt man zu ihm noch eine angemessene Menge des auf seinen Ge- 

 halt zu prüfenden Sauerstoffs hinzu, misst, drängt zum zweiten Mal in die 

 Pipette und berechnet aus der dadurch bewirkten Volumabnahme den Ge- 

 halt an reinem Sauerstoff.^ 



Ich habe mit dieser Vorrichtung eine sehr grosse Zahl von Analysen 

 gemacht und mich davon überzeugt, dass sie einer sehr grossen Genauig- 



^ In Wirklichkeit hat der Hahn H^ noch einen in der Figur nicht gezeichneten 

 Auslass, welcher zu einer Explosionspipette führt, für den Fall, dass die Oj -Bestimmung 

 durch Explosion mit Wasserstoff erfolgen soll. 



^ Das kurze verticale Capillarrohr zwischen H^ und der Kugel bleibt dabei stets 

 mit Wasser gefüllt. An seinem unteren Ende liegt der Nullpunkt der Theilung. 



^ Das Eudiometer, sowie sämmtliche dazu gehörige Glashähne stammen aus der 

 rühmlichst bekannten Anstalt des Hm. Müller (Dr. Geissler's Nachf.) zu Bonn a. Eh. 



