182 J. Rosenthal: 



keit fähig ist, wenn man vorsichtig und sorgfältig arbeitet. Die vollständige 

 Absorption des 0^ durch den P tritt sicher ein, wenn die Temperatur des 

 Zimmers nicht zu niedrig ist (17 bis 18*^), und wenn man das Gas mindestens 

 '6 Minuten in der Pipette lässt. Die Volummessungen sind gleichfalls sehr 

 genau zu machen, wenn man nur lange genug wartet, damit das Wasser 

 an den Wänden des Eudiometerrohres vollständig heruntersickert. Eine 

 vollständige Analyse einer Luftprobe aus dem Athemraum allein dauert 

 etwa 12 Minuten, eine Doppelanalyse solcher Luft und des Sauerstoffs aus 

 den Behältern etwa 20 Minuten. Da zu jedem Respirationsversuch zwei 

 Analysenreihen von je 7 Analysen (vgl. weiter unten, S. 184) gehören, eine 

 Anfangs- und eine Endanalyse, so würden diese etwa 4^/^ Stunden in An- 

 spruch nehmen. Eine Abkürzung dieser Arbeit kann man sich jedoch da- 

 durch gestatten, dass man die Analysen des Sauerstoffes aus den Behältern 

 nur einmal macht. Da dieser Sauerstoffgehalt nur wenig schwankt, so ge- 

 nügt selbst für längere Versuchsreihen die Analyse einer gemischten Probe 

 vom Anfang und vom Ende der Versuchsreihe. Ich verfahre deshalb so: 

 Ich sammele bei Beginn des Versuches in der oben (S. 176 ff.) angegebenen 

 Weise eine Luftprobe aus dem Athemraum in einem Proberohr I und die 

 Hälfte der zu den Analysen erforderlichen Menge Og aus den Behältern in 

 einem anderen Proberohr A; bei Schluss des Versuches entnehme ich dann 

 dem Athemraum die zweite Probe in das Proberohr II und eine der ersten 

 gleiche Menge von 0.^ aus den Behältern in das Proberohr Ä. Schliesst 

 sich an einen solchen Versuch sofort ein zweiter an, so gilt die Endprobe in 11 

 zugleich als Anfangsprobe für den folgenden Versuch und so fort. Vom 

 Sauerstoff aus den Behältern wird aber die zweite Hälfte der Probe nur 

 beim endgültigen Abbruch der Versuchsreihe genommen. Eine Ausnahme 

 hiervon wird nur dann gemacht, wenn während der Versuche eine Neu- 

 füllung der Behälter nothwendig war. 



Die Oa-Bestimmung durch Explosion mit Hg gewährt nach meinen 

 Erfahrungen keine grössere Genauigkeit als die mit Phosphor. Sie ist auch 

 nur dann zuverlässig, wenn man ganz sicher auf vollkommene Reinheit 

 des Hg rechnen kann. Daher verbietet sich die Verwendung des käuf- 

 lichen, in Stahlbomben comprimirten H^ leider durchaus, denn dieser pflegt 

 nach meinen Erfahrungen häufig etwas Og zu enthalten.^ 



^ Die Anwendung von Wasser zum Füllen des Eudiometers, der Proberohre und 

 Druckgefässe ist durchaus zulässig, wenn es sich nur um Bestimmung des 02-Gehaltes 

 handelt. Bei dem niedrigen Absorptionscoefflcienten des Wassers für Og und der fort- 

 dauernden Berührung dieses Wassers mit Gasgemengen, welche in ihrer Zusammen- 

 setzung von der atmosphärischen Luft nur wenig abweichen, ist eine merkliche Ab- 

 sorption oder Abgabe von Gasen durch das Wasser ausgeschlossen. Für die Anwendung 

 der Phosphorpipette würde der Ersatz des Wassers durch eine andere Flüssigkeit 



