Daestellung und Messung der Schwingungsamplituden u. s. w. 11 



Zu diesem Resultat gelangten sie durch Versuche, die mittels eines 

 von Edelmann sehr ingeniös construirten Apparates angestellt wurden. 

 Letzterer bestand im Wesentlichen aus einem eine berusste Glasplatte 

 tragenden horizontal gestellten Schlitten, welcher (entlang prismatischer 

 Führung) parallel zu seiner Längsrichtung verschoben werden kann. Es 

 geschieht dieses — und zwar um eine ganz kleine Strecke — mit Hülfe 

 mechanischer Vorrichtungen, bezügUch deren wir auf die Originalarbeit 

 verweisen, durch Niederdrücken einer Taste; eben dadurch und gleichzeitig 

 wird der Schlitten aber auch um eine Drehungsaxe für einen Augenblick 

 in die Höhe gehoben, so dass die berusste Glasplatte zur leisen Berührung 

 mit einer feinen Schreibspitze aus dünnem Messingblech gelangt, welche 

 an einer der Zinken der über der Glasplatte befindlichen, gleichfalls hori- 

 zontal liegenden , mit ihrem Stiel in einem kräftigen Stativ befestigten 

 Stimmgabel mit Klebwachs angeklebt ist. „Die Berührung dauert nur so 

 lange, dass eine oder zwei Schwingungen geschrieben werden können, ein 

 Vorgang, welcher die Schwingungsverhältnisse der Gabel nicht merklich 

 stört; denn die Gabel schweigt mit oder ohne Anwendung des Schreib- 

 mechanismus gleich lang" (2 S. 176). In Vibration wird sie dadurch 

 gesetzt, „dass man die Zinken der Gabel zwischen Daumen und Zeigefinger 

 sehr stark zusammenpresst, über die engstehenden Zinken eine Holzklammer 

 steckt und diese wegreisst, wenn die Gabel zu schwingen anfangen soll; 

 unmittelbar darauf hat das erste Niederdrücken der Taste zu erfolgen". . . . 

 „Man drückt nun in gleichen Zeitabständen auf die Taste, z. B. alle 2 Se- 

 cunden," erhält dann auf der berussten Glasplatte die in diesen Zeitpunkten 

 vorhandenen Schwingungsamplituden der ausklingenden Stimmgabel und 

 kann ihre Grösse „mit Hülfe eines Mikrometer-Mikroskops . . . sehr genau 

 ausmessen." Mit Hülfe dieses Apparats wird für jede Stimmgabel eine 

 Curve gezeichnet, deren Abscissen „Zeitstrecken" sind, „begrenzt durch 

 und 100. „Null" ist der Beginn des stärksten Ertönens, „Hundert" das 

 Aufhören der Wahrnehmbarkeit des Tönens der Stimmgabel. Die ganze 

 Zeitstrecke — gleichgültig, wie lange sie im einzelnen Falle dauern 

 mochte — wird in 100 gleiche Theile getheilt; diese Theile dienen als 

 Fusspunkte der Ordinaten. Die Ordinaten hierzu sind die zu jedem Zeit- 

 punkt gehörigen Schwingungsweiten" (2 S. 176 und 177). Auf diesem 

 Wege fanden Bezold und Edelmann (ebenda), „dass alle Curven der 

 gemessenen, belasteten sowohl wie unbelasteten Stimmgabeln verschiedener 

 Tonhöhe und verschiedener Schwingungsdauer nur ganz unbedeutende 

 Abweichungen unter einander zeigen, welche die hier möglichen Unter- 

 suchungsfehler nicht überschreiten. Nimmt man nun von allen den nur 

 sehr wenig von einander abweichenden Ordinaten dieser Curven, die zu 

 jedem einzelnen Zeitabschnitt gehören , den Mittelwerth , so kann man 



