Darstellung und Messung der Schwingüngsamplituden u. s.w. 13 



dem kranken Ohre verschwindet, als diejenige, bei welcher dieses für das 

 normale Ohr geschieht.^ 



Bezold und Edelmann haben selber den Wunsch ausgesprochen, 

 dass ihre Versuchsergebnisse controlirt würden. ^ Auch uns schien dieses 

 durchaus nothwendig und zwar insbesondere aus folgenden G-ründen: 



Die von Bezold und Edelmann^ aufgestellte Tabelle basirt „aus- 

 schliesslich auf den Aufschreibungen der Stimmgabeln für die untersten 

 2^3 Octaven der Tonreihe" (3 S. 179). Die tiefste Gabel, die sie unter- 

 suchten, gab das C.^ (Subcontra-C), die höchste das Fis (mit 91 «5 v. d.). 

 Höhere Gabeln schreiben zu lassen, nahmen sie Abstand, weil bei diesen 

 das für das normale Ohr hörbare „Schwingungsmiuimum" — wir möchten 

 dieses lieber als die „Extinctionsamplitude" bezeichnen — mit dem Mikro- 

 meter-Mikroskop nicht mehr sicher messbar ist. Zu ihren Hörprüfungen 

 benutzen die Ohrenärzte nun aber stets auch viel höhere Gabeln, solche 

 aus der kleinen, der ein-, zwei-, drei- und viergestrichenen Octave bis 

 mindestens zum c^ oder ^* mit 2048 bezw. 3072 v. d. herauf. Ob eine Curve, 

 wie sie aus den Aufschreibungen ganz tiefer Gabeln gewonnen wurde, 

 „auch für die gesammte Tonscala ihre Gültigkeit hat", wie Bezold und 

 Edelmann (3 S. 180) bis auf Weiteres annehmen zu dürfen glauben, 

 erscheint uns zweifelhaft. 



Dazu kommt, dass die genannten Autoren bei der Construction ihrer 

 Standardcurve (s. Fig. 1) ein Verfahren einschlugen, das sie selber als „will- 

 kürhch" bezeichnen, trotzdem aber nicht fallen liessen, Sie gingen aus 

 von der auf Contra-i) „(ihrem höchsten Ton) eingestellten belasteten Stimm- 

 gabel Nr. 2 der Bezold 'sehen Tonreihe. Im Moment nach dem stärksten 

 Anschlag schreibt diese Gabel eine Elongation von 10"^™, im Moment des 

 Verklingens eine solche von 0-032™™. Das Elongationsmaximum ist also 

 hier 312-5 Mal so gross, wie das eben noch zur Perception gelangende 

 Elongationsminimum. . . . Multiplicirt man alle für die obige Stimmgabel 

 erhaltenen Elongationen mit 10, so erhält man als Maximum 100, als 

 Minimum 0-32" (3 S. 177). Die Curve für diese Gabel wurde nun 

 in der Weise construirt, dass '| im Anfangspunkt der = 100™™ gesetzten 

 Abscissenaxe als Ordinate 10 x 10= 100™™, im Endpunkt derselben als 



^ Ob die Hörschärfe der gefundenen Amplitude umgekehrt proportional zu setzen 

 ist, oder ihrem Quadrat, ist ja auch dann immer noch eine Frage, die der Lösung 

 bedarf (s. S. 3 u. 4). 



^ Eine neue Methode, die Quantität des Hörvermögens vermittelst Stimmgabeln 

 zu bestimmen, von E. Schmiegelow. Entgegnung von Prof. Bezold und Prof. 

 Edelmann. Archiv für Ohrenheilkunde. 1900. Bd. IL. 8.8. 



^ Bezold und Edelmann, Ein Apparat zum Aufschreiben der Stimmgabel- 

 schwingungen und Bestimmung der Hörschäife u. s. w. Zeitschrift fiir Ohrenheilkunde. 

 1898. Bd. XXXIIL S. 174. 



