30 L. Jacobson und W. Cowl: 



Oeffhungswinkel nahm also den zwischen den Spalträndern hindurchtreteudcii 

 Lichtkegel, mithin das geometrische „Lichtbild" des Spaltes vollständig auf. 



Die Centrirung des Objectivs und beider Lichtspalte in einer optischen 

 Axe geschah mittels des durchgehenden Lichtes der Bogenlampe unter 

 Anwendung von zwei punktförmigen Blenden, von denen eine vorn am 

 Objective, die andere am hinteren Ende des Mikroskoptubus aufgesetzt 

 werden konnte. 



Wie es sich bei den Curvenauf nahmen herausstellte, musste das Bogen- 

 licht, die Axen der Condensorlinsen und die Mitte des Flammenkernbildes 

 mit möglichster Annäherung in der gemeinsamen optischen Axe liegen, um 

 Bilder der Schwingungsbahn mit vollkommen gleicher Schärfe der beiden 

 Bänder zu erhalten. Ein Hauptgrund etwa auftretender Unscharfe der 

 Schattenränder des Stimmgabelspaltes bezw. der abgebildeten Schwingungs- 

 enden lag unzweifelhaft in der mit der Flammenkernwanderung verknüpften 

 hin und wieder vorkommenden Ungleichheit des den Spalt durchsetzenden 

 Lichtes, sowohl betreffs Farbe als Richtung, und zwar dadurch bedingt, 

 dass durch das Wandern des Flammenkerns dessen Bild unsymmetrisch 

 auf den Stimmgabelspalt fiel. 



Schon oben (S. 28) ist darauf hingewiesen worden, dass Licht aus 

 einer punktförmigen Quelle, durch gebräuchliche Condensorlinsen wieder- 

 vereinigt, nicht einen Brennpunkt, sondern eine Brennstrecke aufweist, 

 innerhalb deren ganzem Umfange kleinere Brennstrecken verschiedenfarbigen 

 Lichtes, in Spectralreihe auf einander folgend, in einander übergreifen. Ein 

 jeder Querschnitt in der ganzen Brennstrecke muss in Folge dessen aus 

 theils convergirendem, theils divergirendem Lichte von in einander 

 übergehenden verschiedenfarbigen Ringen bestehen, welche ausser an der 

 Peripherie mehr oder weniger vermischt auf matten Flächen weiss aussehen. 

 Trifft nun das Flammenkernbild sehr seitlich auf den Spalt, so muss das 

 in ihm von beiden Seiten her sich kreuzende schiefe Licht in den beiden 

 Richtungen eine verschiedene Farbe bezw. photographische Intensität be- 

 sitzen. Es liegt dann offenbar derselbe Fall vor, wie bei der überaus 

 empfindlichen Prüfung mikroskopischer Objective mit einseitig schiefem 

 Lichte vermittelst der Abbe 'sehen Testplatte, die auch im Wesentlichen 

 einen Spalt zwischen zwei Rändern äusserst dünnen Metalls darbietet. Bei 

 seitlicher Stellung des Flammenkernbild es eines Bogenlichtes liegt allerdings 

 die Einseitigkeit nicht so einfach wie hier vor, da eine Farbenverschieden- 

 heit im Lichte selbst hinzutritt. Indessen hat eine etwa auftretende Un- 

 scharfe an den Spitzen von vergrössert photographirten Stimmgabelschwin- 

 gungen auch mechanische und photographische Ursachen. 



Mechanische Momente, die eine Unscharfe des Schwingungsbildes ver- 

 schulden können, bestehen für die anfänglichen Schwingungen in der mehr 



