40 L. Jacobson und W, Cowl: 



eine weitere Bestätigung in der mehr oder weniger bekannten Thatsache, 

 dass bei schräg auffallendem Licht ein Negativbild auf Glas, über eine 

 schwarze Unterlage gehalten, als ein schwaches Positivbild erscheint. 



IT. Zur Messung photographisch aufgenommener Linearwerthe. 



Die Messung eines photographischen Bildes geschieht, wenn es sich 

 um grosse Genauigkeit handelt, am besten an den ursprünglichen Auf- 

 nahmen selbst, da jede Copirung kleine Fehler verursachen kann. Auf 

 Glasplatten hergestellte Bilder eignen sich für Messzwecke ganz besonders, 

 da sie sich nicht wie die auf „Films" oder Papier aufgenommenen, in un- 

 bekannter Weise durch Verziehen verändern können, und ferner deshalb, 

 weil sie durchsichtig sind und sich daher für die Diapositivprojection , wie 

 auch für die mikroskopische Beobachtung gut verwenden lassen. Bei ersterer 

 können die Bilder je nach der Stärke des benutzten Lichtes mehr oder 

 minder stark vergrössert werden, bei letzterer lassen sie sich, wenn man 

 das einfache Mikroskop oder eine starke Uhrmacherlupe verwendet, rasch 

 und leicht übersehen und bei Benutzung besonders fein getheilter Maass- 

 stäbe auch messen. Zur Projection genügt bei einer Linearvergrösserung 

 bis zum 20 fachen eine Lichtquelle von massiger Intensität. Bei unseren 

 Messungen bedienten wir uns des im Abschnitt III näher beschriebenen 

 Bogenüchtes mit dünnen Kohlen und schwachem Strom nebst einer Camera. 



Der Lichtcondensor darf nicht klein genommen werden, da von seiner 

 Oeflfnung die verwendete Lichtmenge direct abhängig ist; dagegen kann das 

 Projectionsobjectiv ein einfaches, achromatisches sein, indem das Licht bei 

 der Diapositivprojection fast nur mit der Winkelbreite der Lichtquelle und 

 der sphärischen Aberration des Lichtcondensors , also doch wenig, von der 

 einmal gegebenen Homocentricität abweicht. Das Objectiv soll innerhalb des 

 convergirenden Beleuchtungskegels des Condensors aufgestellt werden und 

 zur Einstellung eine Triebwelle oder einen Schiebtubus besitzen. Für Mess- 

 zwecke genügt eine Brennweite von 15 bis 20 ''™ und eine Oeffnung von 

 4 bis 6 ''™. Es lassen sich die erzielbaren Vergrösserungen und die wech- 

 selnden Abstände zwischen Bildplatte, Objectiv und Projectionsschirm wie 

 die Verhältnisse der eigentlichen Hauptprojection, welche — allerdings in 

 grober Weise — schon durch das vorzugsweise punktförmige Licht und die 

 „Beleuchtungslinsen" geschieht, nach dem Gesetz der conjugirten Brenn- 

 weiten leicht im Voraus ermitteln. 



Genau verfährt man dabei, wenn zunächst die „Linsendicke" der 

 Systeme ausser Acht bleibt, die nachher bestimmt und hinzugenommen 



