Daestellung und Messunq der Schwingungsamplituden u. s. w. 41 



werden kann, kurz gesagt, folgeadermaasseu: Zuerst bestimmt man die 

 Hauptbrenuweite des Condensors wie des Objectivs durch Abmessung der 

 Strecke vom Hauptbrennpunkt bis zur „Doppelbreuuweite", und berechnet 

 dann die Lage des je zu bestimmenden conjugirten Brennpunktes nach dem 

 auch für negative Werthe, d. h. für virtuelle Brennpunkte, ganz allgemein 

 gültigen Ausdruck o\F =■ F:b, wo die Strecke zu einer Seite des Systems 

 vom Hauptbrennpunkt bis zum Object oder der Flamme o, ebenso zur 

 anderen Seite vom Hauptbrennpunkt bis zum projicirten Bild der Flamme 

 bezw. des Objectes b und F die Brennweite des Systems bedeuten. 



Ein besonderer Vortheil der Messung mittels der Projection auf einem 

 Schirm besteht darin, dass man hierbei mit grosser Genauigkeit die käuf- 

 lichen Maassstäbe (z. B. „Papiermaassstäbe") verwenden kann. Ist man aus 

 irgend einem Grunde in der Yergrösserung beschränkt, so lassen sich mit 

 fast ebenso grosser Genauigkeit in halbe Millimeter getheilte Maassstäbe 

 auf weissem Celluloid benutzen. Dass alle Messungen bei möglichstem Aus- 

 schluss von unnöthigem Seitenlicht am genauesten ausfallen, braucht nicht 

 besonders hervorgehoben zu werden. Bei der mikroskopischen Messung dürfen 

 Vergrösserungen über das 16 fache hinaus nicht angewandt werden, weil das 

 Korn „hochempfindücher*' Platten sonst die Messung beeinträchtigt. Besser 

 ist es noch, nicht über eine 8- bis 10 fache Yergrösserung hinauszugehen. 

 Bei dieser kann man für gröbere Messungen die oben erwähnten Celluloid- 

 maassstäbe benutzen, welche bei reflectirtem Licht angesehen werden, während 

 die untergelegte Platte bei durchfallendem Licht beobachtet wird. Ist eine 

 grössere Genauigkeit erforderlich, so fehlt es an dazu geeigneten Maass- 

 stäben, da die käuflichen Objectivmikrometer für stärkere Vergrösserungen 

 bestimmt sind. 



Das zusammengesetzte Mikroskop ist für eine 8- bis 10 fache Ver- 

 grösserung selten ausgerüstet und weist fast stets ein für die Messung wie 

 für die Uebersicht des Bildes viel zu kleines Gesichtsfeld auf. Dieses wird 

 hauptsächlich durch die kleinen Durchmesser der Oculare bezw. des Mikro- 

 skoptubus bedingt und fällt beim einfachen Mikroskop fort. 



Bei 12- bis 16facher, unter Umständen auch bei 8- bis lOfacher Yer- 

 grösserung lassen sich die Seibert 'sehen Mikroskopstative mit weitem 

 Tubus nebst periskopischem bezw. Irisocular und noch vortheilhafter Stative 

 verwenden, welche für die Mikrophotographie mit urgewöhnlich kurzem 

 Tubus gebaut worden sind. 



