H. ZWAAEDEMAKEE : OdüEIMETEIE VON PEOCENTISCHEN LÖSUNGEN, 43 



cylindercheu von 2^2 "^"^ Wanddicke erhalten hat. Das soweit fertige 

 Fapiercylinderchen mit seiner Gazestütze nehme dann im Olfactometer die 

 Stelle des früheren porösen Porzellanrohres ein. Es umschliesse das mit 

 dem Geruchsorgan in Verbindung zu setzende Innenröhrchen, und sei selbes 

 von einem Fliissigkeitsmantel umgeben. 



Das Ganze kann, über das Innenröhrchen gleitend, vor- und zurück- 

 geschoben vrerden. Am Laboratorium-Riechmesser dient ein Schirm zur 

 Abhaltung eines möglicherweise störenden Geruches und eiu Geleise zur 

 bequemeren Verschiebung. 



Die Vortheile der Neuerung sind: 



1. die absolute Gerachlosigkeit des Papieres, 



2. die unmittelbare Verwendbarkeit ohne irgend welche Vorbereitung, 



3. die rasche Imbibitionsfähigkeit des Filtrirpapieres. 



Gegenüber diesen Vortheilen stehen natürlich auch Nachtheile, wie 

 z. B. die geringe Haltbarkeit des Papiercylinders mit Porzellan verglichen. 

 Jedoch einige Wochen halten sie es leicht aus und zu odorimetrischen 

 Zwecken genügt dies vollkommen.^ 



In Fig. 1 sind die drei Stadien der Aufertiguug eines odorimetrischen 

 Cylinders neben einander gestellt. Bei a das Cylindercheu aus Metall- 

 gaze, bei ö der Papiercylinder und bei c der vollständige Magazincylinder. 

 Letzterer bleibe immer genau horizontal aufgestellt. Zu diesem Zwecke ist 

 der Fuss des Laboratorium-Riechmessers mit Stellschraube versehen; in der 

 Zwischenzeit bei Nichtbenutzung kann der Cyliuder von ihm getrennt und 

 auf eine kleine, ebenfalls mit Stellschrauben versehene Affute bei Seite ge- 

 stellt werden. Die immer zurückbleibende Luftblase dient als Libelle. In 

 Fig. 1 ist noch ein kleines communicirendes Rohr dargestellt worden, das, 

 gewöhnlich fortgenommen, dem Leser hier zeigt, welchem geringen Filtra- 

 tionsdruck die ganz allmählich durchsickernde Flüssigkeit ausgesetzt ist. 

 Derselbe ist nahezu Null, denn das Niveau im äusseren communicirenden 

 Rohr ist jenem des unteren Lumenrandes gleich. In den im Flüssigkeits- 

 mantel sich bildenden Luftblasen muss also ein geringerer Druck herrschen 

 als eine Atmosphäre, und zwar ein so viel geringerer Druck, als die Höhe 

 der sich zwischen unterem Lumenrand und Luftblase befindenden Flüssig- 

 keitssäule angiebt. 



Um einen solchen Magazincylinder mit riechender Flüssigkeit zu füllen, 

 wird er vertical gestellt und die Schraube der oberen Eingiessöfihung fort- 



^ Für klinische Riechmesser gebe ich den Cylindern aus porösem Porzellan 

 (t 'Ho oft und Labouchere, Delft) entschieden den Vorzug. Mit geeigneter glyce- 

 rinöser oder paraffinöser, möglichst concentrirter Riechstoff lösung imbibirt, halten sie 

 sich sozusagen unbeschränkte Zeit, jedenfalls Monate lang, in unveränderlicher Reiz- 

 stärke, (Vgl, dies Archiv. 1900. Physiol. Abthlg. S. 419,) 



