44 



H. Zwaaedemakee: 



genommen, dann giesst man die Flüssigkeit aus einer Pipette schnell hinein. 

 Während man damit beschäftigt ist, filtrirt die Flüssigkeit reichlich ab. 

 Sobald die Eingussöffnung aber verschlossen wird, beschränkt sich der 

 weitere Verlust auf ein ganz unbedeutendes Quantum, das gerade hinreicht, 

 um die Maschenräume der Gazestütze und die Aussenwand des hinein- 

 gesteckten Innenröhrchens zu befeuchten. Offenbar filtrirt die Flüssigkeit 

 nur so lange ab, bis die über der Flüssigkeit zurückgebliebene Luft den 

 soeben genannten Druckwerth angenommen hat. Es ist also vortheilhaft, 



Fig. 1. 



den Mantel nahezu vollständig zu füllen, denn dann wird das Gleichgewicht 

 zwischen dem atmosphärischen Druck aussen und dem hydrostatischen 

 Druck innen sich rasch hergestellt haben. Eine grössere Luftblase lässt weit 

 mehr Flüssigkeit abfliessen, bis sie sich so weit vergrossert hat, dass die 

 erforderhche Druckerniedrigung erreicht ist. 



Auf die Dauer wird sich etwas mehr Luft ansammeln, und zwar in 

 Folge eines sehr geringen Flüssigkeitsverlustes, der in folgender Weise zu 

 Stande kommt. Die Fig. 1 giebt den Manometerstand bei vollständig vor- 

 geschobenem Cy linder an, Schiebt man den Cylinder jedoch so weit zurück, 

 dass zwischen Nickelgaze und Innenröhrchen sich eine capillare Flüssigkeits- 

 schicht bilden kann, so unterhält die capillare Wirkung eine Sauguug von 



