UdORIMETRIE von PROCENTISCHEN LÖSUNGEN. 45 



ungefähr 1 "'", und tritt dadurch ein klein wenig Flüssigkeit, die beim 

 späteren Vorschieben des Cylinders theilweise der Verdampfung anheim- 

 fällt, aus. 



In den ersten Augenblicken der Füllung kommt es vor, wenigstens 

 bei einzelnen Riechmessern, dass das Papiercylinderchen und seine Gaze- 

 stütze innerlich zwar feucht, aber nicht riechend sind.^ Wenn man aber 

 einige Stunden wartet, bis die vollständige Imbibirung erfolgt ist, erscheint 

 der Duft in voller und später auch nicht mehr zunehmender Intensität. 

 Dies ist übrigens auch in üebereinstimmung mit der alltäglichen Erfahrung 

 der Chemiker, dass die meisten der hier in Betracht kommenden Lösungen 

 durch Filtrirpapier unverändert filtriren. 



§ 1. Orientirende Methode. 



Nach vollständiger Imbibirung des Filtrirpapieres kann ohne Weiteres 

 eine Messung der ßiechkraft stattfinden. Man schiebe den Magazincylinder 

 ein wenig über das Riechrohr vor, so dass ein Theil der Innenfläche un- 

 bedeckt bleibt, dann aspirire man rasch und merke sich, ob man eine 

 Geruchsempfindung bekommt oder nicht. Im positiven Falle frage man 

 sich, ob es möglich sei, die Qualität des Riechstoffes anzugeben; wenn 

 nicht, so schiebe man weiter aus, bis man eine Empfindung wahrnimmt. 

 In dieser Weise findet der Beobachter seine Erkennungsschwelle für die 

 betrefifende Lösung. Umgekehrt kann er aus der für diese Erkennungs- 

 schwelle benöthigten Cylinderlänge die relative Riechstärke der Lösung ab- 

 leiten, wie wir unten noch näher ausführen wollen. 



Diese Aspirationen sollen durch die vordere Hälfte des Nasenloches 

 stattfinden, weil die aus der Innenröhre kommende Luft bekanntlich sonst 

 nicht in die Riechbahn gelangt. Der hintere Theil des Nasenloches wird 

 jedoch nicht verschlossen, damit das Riechen unter natürlichen Verhält- 

 nissen geschehe. 



Wenn man bei einer gewissen Stellung des Apparates eine deutliche 

 Empfindung erhalten hat, muss der Versuch wiederholt werden, denn es 

 wäre möglich, dass man nur deswegen einen Geruchseindruck bekommen 

 hat, weil etwas vom am Glase des Riechrohres adsorbirten Riechstoff sich 

 dem gemessenen zugesellt hatte. Dazu soll das Riechrohr gereinigt werden. 

 Am bequemsten geschieht dies durch Durchleiten von Luft, was mit Hülfe 

 einer kleinen Bunsen' sehen Aspirationspumpe geschehe. Für gewöhnlich 

 genügen einige wenige Minuten, welche Zwischenzeit übrigens doch auch 



^ Vgl. über analoge Erscheinungen Ostwald, Lehrbuch der allgemeinen Chemie. 

 Bd. I. S. 1085. 



