ODORmETEÜE VON PßüCENTlSCHEN LÖSUNGEN. 47 



III. r?-Jonon, wässerige Lösung unter Hinzufügung von '/2 procent. 

 Antif ebrin, Porzellancylinder : 



1:10^ Erkennungsschwelle bei 0-5 bis l'O'™, 



1:250 000 „ „ 0-1«™ 



1:10« „ „ 0.1 „ 



1:10^ „ „ 0-1 „ 



(bei weiterem Ausschieben nimmt die Intensität des Duftes der Lösung 1 : 10* 

 etwas zu, bis 3™^ erreicht worden sind. Von 6" 5™^ ab nimmt der Duft 

 einen krautartigen Charakter an). 



IV. 1. Jonone in wässeriger Lösung unter Hinzufügung von ^/^ proc. 

 Antifebrin, Porzellancylinder, Verdünnung 1 : 250000: 



«-Jonen 



Erkennungsschwelle 



bei 







.05 



ein 



^-Jonon 











1 



V 



Iren 











1 



T! 



Isoiron 







2 







» 



Jonon technisch 



a „ 





2 



5 



)> 



V V 



b 









1 



)) 



NB. Von diesen Cylindern haben der ^-Jononcylinder und der Isoiron- 

 cylinder einen angenehmen Geruch, welcher dem des Waldveilchens ähnlich 

 ist, jedoch nur in der Nähe der Schwelle, höchstens in einer Intensität von 

 5 Olfactien. Bei höheren Reizstärken wird der Veilchencharakter undeutlich. 

 Alle übrigen Cylinder riechen krautartig. 



2. Jonone in wässeriger Lösung 1 : 10^ unter Hinzufügung von V2 proc. 



Antifebrin, Porzellan- oder Papiercylinder (von beiden lag eine vollständige 



Reihe vor): 



M-Jonon Erkennungsschwelle bei 1 °'". 



(^-Jonon „ „1 ., 



Iron „ „ 1 „ 



Isoiron „ „ 1 „ 



Jonon technisch a „ „1 „ 



NB. In dieser ansehnlichen Verdünnung 1:10^ erscheinen alle Jonone 

 ungefähr gleicher Riechkraft und tritt auch der Veilchen- bezw. Reseda- 

 charakter des Duftes deutlich hervor. Einen so schönen Geruch, wie er in den 

 arteficiellen Parfüms unter Herbeiziehung eines Fixants erreicht werden kann, 

 geben die reinen Stoffe niemals her. Namentlich die Intensität des Duftes 

 steht weit zurück und kann in den Riechmessern weder durch grössere 

 Verdünnung, noch durch grössere Concentration erreicht werden. 



Es kann seinen Nutzen haben, in obenstehenden Werthen zwei Correc- 

 tionen anzubringen: eine erstere mit Rücksicht auf die Absorption des 

 Riechgases an die Wände des Innenröhrchens , eine zweite mit Rücksicht 

 auf die vom Riechgase gesättigte Luft in den Maschenräumen der Metall- 

 gaze. Die erste Complicatiou macht das Resultat der Messung kleiner, die 



