48 H. Zwaabdemakee: 



zweite Complication macht es grösser. In manchen Fällen wird der Ein- 

 fluss auf das Endresultat unwesentlich sein, bei sehr kräftiger Adsorption 

 oder bei bedeutender Anhäufung von riechenden Molecülen in der zwischen 

 den Drahtbalken der Metallgaze stagnirenden Luft dürfen sie jedoch nicht 

 vernachlässigt werden. Es ist dann angezeigt, die Adsorption zu berechnen 

 aus parallel gehenden Versuchen an Innenröhrchen von 20 und von 25'^'^ 

 Länge und die Anhäufung in der Metallgaze durch Mischung einer abge- 

 messenen Menge von mit Riechstoff gesättigter Luft mit einem Vielfachen 

 reiner Luft. 



Der zweite Weg, von welchem oben die Rede war, lässt sich auch 

 ganz gut benutzen, jedoch besser in Verbindung mit unserer definitiven 

 Methode, weshalb wir die Beschreibung auf später verschieben. 



§ 2. Definitive Methode. 



Beim orientirenden Verfahren haben wir den ßiechmesser in gewöhn- 

 licher Weise verwendet, indem wir uns des natürlichen Schnüfifelns oder 

 auch umsichtiger Eiechbewegungen zur Aspiration bedienten. Hiergegen 

 war auch nichts einzuwenden, weil es sich in unserem Falle um Schwellen- 

 bestimmungen handelt und man dabei unbewusst die günstigsten Mess- 

 bedingungen aufsucht. Es erscheint aber erwünscht, uns von diesem 

 der Willkür unterworfenen Factor unabhängig zu machen. An Stelle des 

 Athmens wurde die Aspiration einer Bunsen 'sehen Wasserstrahlluftpumpe 

 herangezogen, deren Aspiration durch besondere Maassnahmen so viel wie 

 möglich constant gehalten wurde. Zu letzterem Zwecke war eine einfache 

 Vorrichtung zur Regulirung des Hahnes der Wasserleitung getroffen, während 

 in der den ßiechmesser mit der Luftpumpe verbindenden Bahn ein ge- 

 wöhnlicher Spirometer (ohne Panum- Hey nsius 'sehe Schnecke) eingeschaltet 

 war. Wenn wir nun den Gegengewichten ein kleines Uehergewicht gaben, 

 stieg der Cylinder so lange empor, bis er von der Aspiration in einer be- 

 stimmten Stellung festgehalten wurde. Diese Stellung war hoch, wenn 

 die Aspiration schwach, niedrig, wenn die Aspiration kräftig war. Durch 

 Regulirung des Hahnes suchte ich einen mittleren Stand (z. B. bei 3500 

 des Spirometers) und behielt diesen so viel wie möglich während des Ver- 

 suches bei. Weil die Verbindungsröhre zwischen Spirometer und Riech- 

 messer nirgends verengte Stellen hatte, war ich nun sicher, fortwährend 

 mit demselben Aspirationsdrucke zu arbeiten. Dieser letztere liess sich 

 übrigens auch an dem mit dem Spirometer verbundenen Manometer ablesen. 

 Da es jedoch nicht auf den Aspirationsdruck selbst, sondern auf die von 

 diesem herrührende Geschwindigkeit des Luftstromes im Riechmesser ankam, 



