52 H. ZWA AEDEMAKEE : 



nur beim Eüllen des odorimetrischen Cylinders Wasser oder Paraffin und 

 Riechstoff auf einander zu schichten und den Cylinder dann wohlverschlosseu 

 einige Stunden horizontal ruhig stehen zu lassen. Er ist den nächsten Tag 

 unmittelbar zur Messung bereit. Seine Eigenschaften sind dann durch das 

 vorhandene Gleichgewicht gegeben. 



Die hier beschriebenen Systeme von zwei Coniponenten und zwei oder 

 drei Phasen im heterogenen Gleichgewicht verursachen ausgeschoben ge- 

 wöhnlich einen ziemlich starken Geruch, so dass weitere Verdünnung der 

 im Riechfläschchen vorhandenen Luft- und Riechgasemischung nothwendig 

 ist. Dieselbe kann durch einfache Beimischung reiner Luft in ungefährer 

 Weise, durch theilweises Evacuiren mittels einer Luftpumpe und wieder 

 Zulassen von reiner Luft in exacter Weise geschehen. Wir wollen zuerst 

 die angeführten Methoden beschreiben. 



Wenn man ohne weitere Vorrichtung an dem Riechfläschchen riecht, 

 führt man, wie bemerkt, in die Nase ein zwar in seiner Zusammenstellung 

 bekanntes , aber ziemlich concentrirtes Riechstoffgemisch ein. Es gehngt, 

 dieses concentrirte Riechstoff- Wasser-Luftgemisch zu verdünnen, wenn man 

 nicht unmittelbar am Fläschchen, sondern durch einen kleinen Ansatz riecht, 

 der im selben Momente, als er den Zutritt einer ganz kleinen Menge aus 

 dem Riechfläschchen erlaubt, gleichzeitig eine grössere Quantität Luft aus 

 der Umgebung zuströmen lässt. Ein solcher Ansatz bestehe am einfachsten 

 aus einem kurzen, das Nasenloch abschliessenden Cylinderchen, dessen 

 Seiten wände über eine gewisse Höhe aus Metallgaze, dessen Boden aus 

 einem Diaphragma mit kleiner runder oder dreispaltiger Oeffnung besteht. 

 Je von der Höhe der Metallgaze und je von der Grösse der Oeffnung wird 

 es abhängen, um wie viel die Luit aus dem Riechfläschchen verdünnt wird. 

 Die Abmessungen sollen so gewählt sein, dass unmittelbar eine möghchst 

 vollständige Mischung der Luft aus dem Fläschchen und der Luft aus der 

 Umgebung stattfindet, während ein schädlicher Raum unter dem Diaphragma 

 nicht oder so klein wie möglich vorgefunden werden darf. Der Grad der 

 Verdünnung lässt sich leicht mit Hülfe der Luftbrücke bestimmen, wenn 

 man einerseits die Diaphragmaöffnung, andererseits die Wandgaze des An- 

 satzes aufstellt und in bekannter Weise das Wheatstone'sche Strömungs- 

 gleichgewicht aufsucht. Ich besitze Ansätze für 20-, 30- und 100 fache 

 Verdünnungen, während ein besonderer Apparat, der eine Aenderung der 

 Oeffnungen in den seitlichen Wänden des Ansatzes zulässt, eine Graduirung 

 der Verdünnung von dem 2- bis zum 1 7 fachen zulässt. 



Der Ansatz mit verstellbarer Weite der Wandöflfnungen besteht aus 

 zwei in einander geschliffenen Metallcylindern , beide mit 30 Oeffnungen 

 (in sechs Reihen) von 1 • 7 '^"^ Durchmesser. Je nach dem gegenseitigen Stand 

 der in einander geschobenen Cylinder bilden die Oeffnungen eben so viel 



