54 H. Zwaaedemaker: 



Eine weit exactere Methode der Verdünnung des Inhaltes des Riech- 

 fläschchens bekommt man, wenn man ihn mit Hülfe einer Luftpumpe 

 theilweise evacuirt, z. B. bis auf 7io? '^^^ dann geruchlose Luft aus der 

 Umgebung an die Stelle der fortgenommenen ^/^q eintreten lässt. Hierzu 

 ist es natürlich noth wendig, besagten Behälter mit gläsernen Hähnen ab- 

 schliessen zu können. 



Es empfiehlt sich, mit der Evacuirung nicht zu weit zu gehen, da die 

 Hähne, um ganz luftdicht zu schliessen, zu sehr eingefettet werden müssen 

 und letzteres gewöhnlich die Geruchlosigkeit beeinträchtigt. Es ist auch 

 gar nicht noth wendig, denn wenn erwünscht kann man auch wiederholt 

 evacuiren und also successive verdünnen. Wenn man z. B. das erste Mal 

 bis auf 76 ""^ Hg evacuirt hat, und nachher dasselbe noch einmal macht, 

 ist eine 100 fache Verdünnung erreicht und nichts steht im Wege, durch 

 nochmalige Wiederholung der Prozedur bis auf das 1000 fache zu steigen. 

 Nur die Adsorption an den Glaswänden kann das Resultat etwas weniger 

 exact machen. Ich bin gerade beschäftigt, ihren Einfluss auf verschiedene 

 Stoffe und in verschiedenen Richtungen zu studiren. Eine ausführliche 

 Beschreibung der Methode möchte ich mit Rücksicht hierauf noch nicht 

 geben, nur einige theoretische Bemerkungen, welche auch für die Bestim- 

 mungen mit ungefährer Verdünnung Bedeutung haben, seien hier am 

 Platze. 



In der Herstellung von Riechmessern eines heterogenen Gleichgewichtes 

 scheint mir den procentischen Zusammensetzungen gegenüber ein Fortschritt 

 gelegen zu sein, weil man von einer Lösung ausgeht, deren Dampftension 

 bei Zimmertemperatur man genau kennt. Man braucht nämlich, wie ge- 

 zeigt, dazu nur den Dampfdruck der Riechgase in der Luftblase des Cylinders 

 zu bestimmen. Die partiellen Dampftensionen der Gase sind jenen der 

 Lösung nothwendig gleich. Für wahre Riechgase ist ein solches Problem 

 zwar nicht gerade leicht lösbar, weil auch im gesättigten Dampf keine sehr 

 grosse Menge derselben vorhanden ist, aber für eine Anzahl Fälle lässt sich 

 die Messung doch durchführen. ^ Für die Odorimetrie haben wir nun den 

 günstigen Umstand, dass während der ^/^ Minute, in welcher der Luftstrom 

 an der Innenfläche des Papiercylinderchens vorübergeführt wird, zwei scharf 

 definirte Flächen einander berühren. Einerseits die strömende Luft, die 

 nichts vom Riechstoff enthält, andererseits die flüssige Phase von aus den 

 gasförmigen Phasen bekannter Dampftension. Der Uebergang des Riech- 

 stoffes ist also: 



1. der Grösse der Berührungsfläche, d. h. der vorgeschobenen Cy linder- 

 länge proportional (die Randlänge ist constant); 



* Die physikalisch chemische Litteratur verzeichnet einige solcher Bestimmungen. 



