56 H. ZWAAEDEMAKEE : OdOEIJMETEIE VON PEOCENTISCHEN LÖSUNGEN. 



Eegeln für die Ausführung der Messungen, 



1. Die nach Grewichtsprocenten hestimmte Lösung oder das System im 

 heterogenen Gleichgewicht bleibe einige Stunden genau horizontal bei nicht 

 zu wechselnder Temperatur ruhig stehen. 



2. Temperatur und Barometerdruck werden abgelesen und notirt. 



3. Die Wasserstrahlpumpe werde in Gang gesetzt und bei eingeschobenem 

 Riechmesser der Spirometerstand als Maass des Aspirationsdruckes bestimmt, 

 und hieraus die Geschwindigkeit des durch den Riechmesser ziehenden 

 Luftstromes hergeleitet. 



4. Der odorimetrische CyMnder werde plötzlich vorgeschoben und im 

 selben Momente die Sanduhr in Gang gesetzt. 



5. Nach ^1^ Minute gleichzeitig sowohl die Aspiration sistirt als auch 

 der Cylinder eingeschoben. 



6. Aufmerksam am Riechfläschchen gerochen. Das Riechfläschchen 

 bleibt hierbei an Ort und Stelle. Ein continuirlicher Luftstrom zur Reini- 

 gung bis zur Geruchlosigkeit durch Innenröhrchen und Riechfläschchen 

 geleitet. 



7. Wiederholung der Experimente. 



Die odorimetrischen Messungen in denselben Räumlichkeiten vorzu- 

 nehmen, wo die Abwägung, Mischung und Verdünnung der riechenden 

 chemischen Körper stattfindet, ist nicht erlaubt. Besonders das chemische 

 Laboratorium einer Parfümfabrik ist ein ungeeigneter Ort und auch im 

 physiologischen Laboratorium soll man auf eine vollständige Trennung der 

 olfactometrischen von den vorbereitenden Manipulationen achten, denn ein 

 Gemach, wo letztere ausgeführt worden sind, ist für Tage und Wochen für 

 jede genaue olfactologische Beobachtung unbrauchbar. 



Jonen z. B. heftet sich so ungemein kräftig an alle Gegenstände in 

 dem Raum, wo man mit diesem Stoff manipulirt, dass man den Veilchen- 

 geruch, obgleich fleissig ventilirt wird, immer auf's Neue spürt. Man muss 

 sich vorstellen, dass die Jononmolecüle in verhältnissmässig grosser Menge 

 sich lösen in der äusserst dünnen, aus den Bestandtheilen der Luft (HgO, 

 0, N, COg) bestehenden Schicht, welche alle Oberflächen als adsorbirte Luft 

 überzieht. Nach H. Erdmann löst sich Jonen sehr stark in flüssiger Luft. 

 Dies erklärt auch die auffallend starke Adsorption an alle Gegenstände 

 ohne Unterschied, sei es, dass sie aus Glas, Metall, Holz oder Tuch gebaut 

 sind. Aehnliches habe ich für manche andere Riechstoffe beobachtet. 



