122 H. Zwaaedemakeb: 



10, 20, 30 u. s. w. Vülumprocenten zu construiren. Da die porösen Porzellau- 

 cylinder ^ ziemlich lange Zeit zu ihrer Imbibirung fordern, empfiehlt es sich 

 für unseren Zweck statt dieses Materials gewöhnliches Filtrirpapier zu ver- 

 wenden. ^ Es wird auf der Drehbank mehrschichtig um ein kleines Metall- 

 gazecylinderchen, welches als Stütze zu dienen hat, gewickelt. Ein solcher 

 Papiercylinder lässt sich ebenso gut wie der poröse Porzellancylinder mit 

 einem Flüssigkeitsmantel umgeben und ist, wenn vollständig von der 

 Flüssigkeit imbibirt, ausgezeichnet zur Montirung auf den Riechmesser 

 geeignet. 



Sobald man den ungefähr 50 ''°™ fassenden Zwischenraum zwischen 

 dem Papier und dem Glas des obenstehenden Magazincylinders mit dem 

 Chloroform-Paraffingemisch vollständig gefüllt und zugeschraubt hat, wird 

 in den ersten Minuten noch etwas Flüssigkeit aussickern, bis sich durch 

 eine leichte Vergrösserung der zurückgebliebenen Luftblase ein hydrostatisches 

 Gleichgewicht ausgebildet hat. Dann wird der Gasdruck in der Luftblase 

 einige Centimeter Wasserdruck geringer als der atmosphärische Druck 

 geworden sein und im Niveau des Lumens wird der hydrostatische Druck 

 jenem der Atmosphäre vollkommen gleich sein. Von diesem Momente an 

 hört jede Filtration, also auch jedes Aussickern auf. Man kann sich von 

 diesem Verhältnisse überzeugen, indem man den Inhalt des Plüssigkeits- 

 mantels mit einem kleinen Manometer in Verbindung setzt. ^ In diesem 

 Falle wird sich auch die Wirkung der Capillarität zeigen, sobald ein 8™™ 

 dickes Glasrohr hineingesteckt wird. Dann sinkt der Manometerstand 

 ungefähr 1 °'^. Bei jedem Einschieben des Olfactometers wird also ein 

 wenig Flüssigkeit herausgesaugt. Falls man hiervon auf die Dauer Compli- 

 cationen fürchtet, empfiehlt es sich, statt des Manometers eine ganz kleine 

 Mariotte'sche Flasche anzuschrauben und letztere in der Weise einzu- 

 stellen, dass ein ganz geringer Ueberdruck und in Folge dessen eine 

 verschwindend kleine Filtration vorhanden ist. Bei horizontaler Auf- 

 stellung des Cylinders ist die Genauigkeit der Riechmessung dann voll- 

 kommen gesichert. 



Wenn es, wie für unsere Frage, auf Vergleichung der Riechkraft einer 

 Reihe von Lösungen ankommt, empfiehlt es sich, sich nicht des eigenen 

 Athemstromes, sondern der künstlichen Aspiration einer Bunsen 'sehen Luft- 

 pumpe zu bedienen. Die gleichmässige Wirkung derselben soll gesichert 

 und die dem Riechmesser entnommene Luft in ein kleines Riechfläschchen 

 übergeführt werden, wie ich bei einer anderen Gelegenheit ausführlich 



^ H. Zwaardemaker, Physiologie des Geruches. 1895. S. 302 und Dies Archiv. 

 1900, Physiol. Abthlg. S. 416. 



•^ Dies Archiv. 1903. Physiol. Abthlg. S. 43. 

 3 Ebenda. S. 44. 



