Vbehandl, der Beelinee physiol. Ges. — Walther Thoener. 193 



war jedoch nicht der Fall, auch so stellten sich noch der Photographie be- 

 sondere Hindernisse entgegen. Und zwar sind es hauptsächlich zwei Punkte, 

 die in Betracht kommen. Erstens muss die Lichtquelle so intensiv sein, 

 dass sie bei einer sehr kurzen Dauer ein genügend exponirtes Bild ergiebt, 

 und zweitens ist es nothwendig, mit einer schwächeren Lichtquelle bis zum 

 Moment der eigentlichen Photographie den Augenhintergrund zu beleuchten, 

 da die zur Aufnahme dienende Lichtquelle für eine längere Beleuchtung 

 anzuwenden nicht möglich ist. Da die zur Einstellung dienende Lichtquelle' 

 aber nicht vorher entfernt werden darf, da dann das Auge sich in der 

 kurzen Zwischenzeit wieder verschieben könnte, andererseits diese aber nicht 

 für andere Lichtstrahlen durchgängig ist, so erfordert dies besondere tech- 

 nische Anordnungen, auf die ich nachher noch zurückkommen werde. 



"Was die Intensität des Bildes betrifft, so finden sich hier grosse Ver- 

 schiedenheiten bei den einzelnen Thierclassen. Das Licht, das zurück- 

 gestrahlt wird, ist im Allgemeinen ein sehr schwaches, bei denjenigen Augen, 

 welche mit einem Tapetum ausgerüstet sind, reflectirt der Hintergrund aber 

 immerhin noch bedeutend mehr Licht als bei solchen, wo das Tapetum fehlt. 

 So konnte ich durch vergleichende Aufnahmen mit einem Modell feststellen, 

 dass der Augenhintergrund der Katze 50 Mal so viel Licht reflectirt als 

 der des Menschen. Ich habe daher zunächst nur die Versuche auf solche 

 Thieraugen, die ein Tapetum besitzen, beschränkt, und auch nur für solche 

 den folgenden Apparat construirt.^ Für den Menschen reicht die Anordnung 

 noch bei weitem an Helligkeit nicht aus, und hierüber stelle ich noch 

 weitere Versuche an. 



Als geeignetste Lichtquelle für das Auge der Katze z. B. empfiehlt sich 

 das Magnesiumblitzlicht , das durch Abbrennen einer explosiblen Mischung 

 von 0.6^™ Magnesium, 1.2?™ chlorsaurem Kali und 0-2=™ Schwefel - 

 antimon entsteht. Die Verbrennungsdauer ist eine sehr kurze, etwa ^/^^ Se- 

 cunde. Die angewandte Menge 2 ^^'^ ist schon ziemlich gross , es stellte 

 sich aber heraus, dass auch die Flächenintensität bei Anwendung einer 

 grösseren Pulvermenge zunimmt. Die Helligkeit dieses Blitzes ist eine sehr 

 grosse, sie beträgt etwa 36000 Kerzen. Da nur eine Fläche von etwa 6''™ 

 Durchmesser ausgenutzt wird, so wurde der Blitz in einer vertieften Sehale 

 abgegeben, aus der das Pulver nicht nach allen Seiten auseinander, sondern 

 mehr senkrecht in die Höhe ging. Die genauere Versuchsanordnung werde 

 ich an einem projicirten Durchschnitt auseinandersetzen (Fig. 1). 



RQP ist das Beobachtungsrohr des Augenspiegels, welches aus drei 

 Convexlinsen und einer vor li angebrachten halbmondförmigen Blende be- 

 steht. IKM ist das Beleuchtungsrohr, in H befindet sich die zweite halb- 

 mondförmige Blende, in N das total refiectirende Prisma, welches die Be- 

 leuchtungsstrahlen in das zu photographirende Auge O wirft. 8 ist der 

 Sucher des Augenspiegels, der zur richtigen Einstellung dient. Die Petroleum- 

 lampe, welche sich zur gewöhnlichen Ophthalmoskopie vor H befindet, ist 

 hier entfernt, und statt dessen ein Prisma JE vorder Oeffnung H angebracht. 

 Dasselbe steht im Brennpunkte einer Convexlinse von 75™™ Brennweite. 

 Diese Linse D grenzt nun an ein festes Gehäuse aus Eisenblech an, dessen 

 drei Seiten FF F \m Durchschnitt gezeichnet sind. Die vierte Seite ist offen. 



^ Die Anfertigung dieses Apparates hat die Firma Franz Schmidt & Haensch 

 zu Berlin übernommen. 



Archiv f. A. u. Ph. 1903. Physiol. Abthlg. 13 



