Ueber das Verhältniss der Mnskelleistungen zu der Stärke der Reize. 375 



So lange h niedergehalten wird, ist der Contact n,o, des 

 Signalapparates geschlossen; die Schraube ist so eingestellt, 

 dass wenn n, auf o, ruht, der Anker h den Kern c nicht be- 

 rührt, sondern nur unmittelbar darüber schwebt; so erreicht 

 man einen sichreren Schluss bei n,o, und ein sichreres Ab- 

 reissen, sobald bei no geöjffnet wird. Schliesst sich no wieder 

 durch Zurückfallen des Hebels ik, so kann dennoch h nicht 

 auf c zurückgezogen werden, da es durch die Feder viel zu 

 zu hoch emporgerissen ist; der Contact n,o, bleibt also offen, 

 bis ihn ein Niederdrücken des Hebels mit der Hand wieder 

 schliesst. 



Der Reizapparat besteht aus der starken Kette BB (meist 

 6 — 9 Daniells^)), dem Metronom P, dem Rheochord Rh und 

 dem Contact n,o,. Die Kette ist bei n,o„ so lange h auf k ruht, 

 dauernd geschlossen, wird aber durch die am Pendel Im 

 befestigte Platinspitze p, die in das Quecksilbernäpfchen q^) 

 taucht, in regelmässigen Intervallen geschlossen und geöffnet. 

 Da die Schliessungen durch eine regelmässige Fallbewegung, 

 also stets mit derselben Geschwindigkeit geschehen, so kann 

 man sie mindestens eben so gut als uniform betrachten , wie 

 die des Pf lüg er 'sehen Fallapparates. — Das Rheochord ist 

 eines der jetzt von Sauerwald nach Prof. du Bois-Rey- 

 mond's Angabe mit grosser Vollkommenheit construirten. 

 Ausser den beiden feinen Rheochorddrähten aus Platin (dd, d,d,), 

 die durch den Schieber s^) verbunden sind, enthält es noch im 

 Inneren eine Reihe von Neusiiberwiderständen (w), die man nach 

 Belieben ganz oder zum Theil in den ungetheilten Hauptstrom 

 oder in die Rheochordnebenschliessung oder auch in den Strom- 

 arm für den Muskel einschalten kann, je nach der Anordnung 

 der Verbindungen. In meinen Versuchen wurden sie stets für 

 den ungetheilten Hauptstrom verwandt. — Der vom Rheochord 



1) Bei späteren Versuchen wurde die Kette bis auf zwei Daniells 

 gebracht (s. unten). 



2) Dasselbe ist unmittelbar am Metronomkasten befestigt. 



3) Dieser besteht aus zwei einander berührenden stählernen mit 

 Quecksilber gefüllten Cylindern, die von den Rheochorddrähten durch- 

 bohrt sind, und bewegt sich sehr gut auf einer mit Millimetertheilung 

 versehenen Schlittenbahn. 



