378 Ludimar Hermann: 



geschieht nach folgender höchst genauen Methode. Nachdem 

 o ungefähr bis an n geschraubt ist, wird die genauere Ein- 

 stellung durch leichte Schläge mit dem Finger auf den Hebel 

 ak über n bewerkstelligt; so lange man nämlich bei einem, 

 solchen Schlage noch ein Aufklappen von n auf o hört, ist der 

 Contact noch nicht erreicht; wird dies Klappen nach fortwäh- 

 rendem vorsichtigen Emporschrauben fast unhörbar, so ge- 

 schieht die feinste Einstellung mittels des Elektromagneten e. 

 Jetzt drückt man nämlich den Hebel i,k, fast bis auf seinen 

 Kuhepunkt nieder und schraubt o äusserst vorsichtig noch so 

 lange weiter in die Höhe, bis der Anker h in schnurrende 

 Schwingungen geräth; es ist dies nämlich der Moment, wo zwi- 

 schen no ein ununterbrochener kleiner Funke sichtbar ist. 

 Schraubt man jetzt noch ein Minimum weiter, so hört das 

 Schnurren plötzlich auf, und der Anker bleibt über c schwe- 

 bend. Diese Einstellung entspricht allen Anforderungen des 

 Versuchs, und lässt sich nach einiger üebung in wenig Se- 

 cunden äusserst sicher ausführen. Natürlich steht der Apparat 

 AA zur Vermeidung jeder Erschütterung auf einem Console.^) 



Jetzt wird das Pendel des Metronoms in Bewegung gesetzt, 

 so dass 30 — 40 Schliessungen in der Minute erfolgen. Nun 

 schiebt man, so oft das Pendel nach der linken Seite hinüber- 

 geht, d. h. zwischen je zwei Schliessungen, den Rheochordschie- 

 ber s um eine bestimmte Länge, also um 1 Mm. z. B., vor, so 

 lange bis die Glocke ertönt; jetzt ist die minimale Zuckung 

 erfolgt, und jede fernere Reizung hört auf, da die Kette bei 

 n,o, dauernd geöffnet ist; der auf der Rheochordtheilung abge- 

 lesene Werth giebt die Stromstärke an, deren Schliessung die 

 minimale Zuckung bei der angewandten Belastung bewirkt hat. 



Die grobe Erfahrung lehrt, dass jeder Muskel bei steigenden 

 Reizen eine gewisse Maximalarbeit erreicht, die er bei fernerer 

 Verstärkung der Reize nicht übersteigt, dass ferner diese Maxi- 



1) Ganz derselbe Apparat diente zu dem in diesem Bande S. 350 

 mitgetheilten Tonusversuche, nur wurde dort statt der von unten wir- 

 kenden Contactschraube o eine eben solche, aber von oben wirkende 

 angebracht; die Einstellung geschah ebenso; dort musste also eine mi- 

 nimale Verlängerung des Muskels die Glocke zum Tönen bringen. 



