Übee die absolute Empfindlichkeit des Auges füe Licht. 31 



Wir haben jetzt die wirkliche Divergenz des reflectirten Bündels be- 

 rechnet; wenn aber dieses Bündel einen Winkel durchlaufen hat, der dieser 

 gleich kommt, ist die Beleuchtung noch nicht beendet; daher muss noch 

 soviel weiter gedreht werden, dass auch noch der Durchmesser der (künst- 

 lichen) Pupille passirt wird. 



Die Pupille wird von dem Flammenbilde aus unter einem Winkel gesehen, 



dessen Tangente durch — — j dargestellt wird, wenn m der verticale 



° a + b — r ^ ' 



Pupillendurchmesser ist. 



Da auch dieser Winkel sehr klein ist, können wir für alle Tangenten 

 die Winkel nehmen, und erhalten dann für den ganzen zu durchlaufenden 

 Winkel: 



. h + l . m 



b — r a + b — r 



h + l , m I , b — r 



A \n, + l , m \ , 



2b 



und wenn wir die halbe Rotationszeit wieder t^ nennen, wird die Beleuch- 

 tungszeit t. 



a + b — r j 2b — r 



§ 2. 



Für das zweite Verfahren benutzten wir ein Pendel, wie in Fig. 2 (Taf. 11) 

 abgebildet ist. Das Gerüst, welches das Pendel trägt, ist mit einem Schirme 

 versehen, worin sich ein kleines Loch g befindet. Es trägt einen Gradbogen 

 zur Ablesung des Pendelausschlages, auf welchem zwei Kupferstücke coulissen- 

 artig verschoben und durch Schrauben befestigt werden können. Das eine 

 dieser Kupferstücke ist mit einem Häkchen q versehen, welches das Pendel 

 hält und mit einer gewünschten Amplitude losgehen lässt, wenn man einen 

 Faden zieht. Das andere Stück hat eine Feder, welche das Pendel 

 zurückhält, nachdem es die Mitte passirt hat. Im Pendel i, das einen 

 Pappschirm trägt, ist eine kleine Oeffnung h angebracht, welche 0«80™™ 

 Durchmesser hat, 0-212'^ unterhalb der Pendelachse liegt und mit g 

 correspondirt. 



Bei den Versuchen befindet sich der Beobachter im Dunkelzimmer 

 (Taf. II, Fig. 3); auf dem Tische vor ihm steht eine Spaltvorrichtung k mit 

 doppeltbewegüchen , von einer Mikrometerschraube regulirbaren Kändern. 

 Hinter dieser ist das Pendel aufgestellt und dann ein Polariskop c, dessen 

 Tubus lichtdicht durch die Zimmerwand geführt ist, so dass seine Scala f 

 und die Kurbel e zur Bewegung des Nicols ausserhalb in den Bereich des 

 Assistenten kommen. 



