106 



R. F. Fuchs: 



handelte, dass dieses Instrument vollkommen unzureichend genannt werden 

 musste. Ich verwendete dann ein dem Aesthesiometer ähnliches Instrument, 

 welches zu diesem Zwecke eigens von Hrn. Professor Gad und mir con- 

 struirt worden war. 



Auf einem Dreikant (a) aus bestem englischen Schuhstahl ist auf der 

 nach oben gerichteten Basis eine genaue Millimeterscala eingravirto Dieser 

 Dreikant trägt an der einen Seite die unverschiebliche Messstange {b), 

 während die zweite Messstange (c) mit dem fest mit ihr verbundenen 

 Rähmchen {d), welches einen Nonius enthält, auf dem Dreikante mit ge- 

 ringer Reibung verschieblich ist. Die beiden einander zugekehrten, glatt 

 polirten Flächen der gleichfalls schuhstählerueu Messstangen dürfen nicht 



/ 



zu schmal sein und müssen in ihrer ganzen Länge vollkommen einander 

 anliegen, wenn der Nonius ü anzeigt. Ferner dürfen die beiden keine 

 Abweichung aus der Parallelstellung erfahren, wenn die verschiebliche 

 Stange von der festen entfernt wird. Damit die Verschiebung leicht und 

 doch auch sicher in der angegebenen Richtung erfolgen könne, ist in der 

 Schiebevorrichtung ein leicht federnder Schleifcoutact eingelassen, welcher 

 die verschiebliche Stange in jeder gegebenen Lage entsprechend fixirt, so 

 dass man das Instrument zur genauen Ablesung von der gemessenen Stelle 

 ohne Weiteres entfernen kann. Da nun die Messungen in oft beträchtlicher 

 Tiefe der Körperhöhlen ausgeführt werden müssen, dürfen die beiden 

 Messstangen nicht zu kurz sein; ferner muss auch jedes Federn derselben 

 sorgfältigst vermieden sein. Zur bequemeren Hantirung ist der Messapparat 

 jioch mit einem kleinen, drehbaren Handgriffe (/') versehen, welcher in 



