PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — EnGELMANN. — C. BeNDA. 179 



weiss auf diniklem Grunde, dann am unversehrten, dureli ein unfei-geschobenes 

 Cartonl)latr dunkel auf weissem Grunde erseheinenden Organe demonstrirt, 

 ehronotrope. inotrope und dromotrope Reflexe und die Erfolge directer elek- 

 trischer Reizung des Herzens (refractäre Phase, Extrasystolen mit compen- 

 satorischer Pause n. s. w.) vorgeführt. 



c) Eine neue, sehr empfindliche Modification der capillar-elektro- 

 metrischen Methode zur Beobachtung und Demonstrirung der die Herz- 

 thätigkeit hegleitenden elektrischen Vorgänge. 



Das Princip dieser, vorläufig nicht zu messenden, sondern wesentlich 

 nur zu e^ualitativen Versuchen verwendbaren Modification besteht darin, dass 

 der Quecksilbernieniscus durch Druck oder mittels einer geeigneten elektro- 

 motorischen Kraft bis möglichst weit in die Oeffnung der Capillare vor- 

 getrieben und hier eingestellt wird. Die geringste, in der Richtung nach 

 aussen wirkende elektromotorische Kraft verursacht dann ein Ausströmen, 

 bezw. Abtropfen von Quecksilber, und zwar wächst die Geschwindigkeit des 

 Abtropfens und die Menge des abfliessenden Quecksilbers unter bestimmten 

 Bedingungen mit Dauer und Grösse der elektromotorischen Kraft. Bei Ab- 

 leitung der rechten und linken Hand kann beispielsweise, wie Vortr. mittels 

 des Projectionsapparates demonstrirt, die elektrische Wirkung des mensch- 

 lichen Herzens in Gestalt einer isochron mit dem Herzschlag springenden 

 und wieder versiegenden Quecksilberfontäne zur Erscheinung gebracht, bei 

 Ableitung des blossgelegten Eroschherzens von Kammer und Vorkammer 

 jedem Puls entsprechend ein doppeltes Ausspritzen beobachtet werden u. s. w. 

 Es genügten zur Demonstration dieser Erscheinungen im Allgemeinen Ca- 

 pillaren, welche für das gewöhnliche Beobachtungsverfahren unbrauchbar 

 waren. Der Einfluss des Leitungswiderstandes im Elektrometerkreise auf 

 die Bewegungen des Quecksilbermeniscus macht sich in sehr beachtens- 

 werther Weise bemerkbar. 



2. Hr. C. Benda demonstrirt Paula Güuther's neues Lupenstativ. 



Die im Gebrauch befindlichen Lupenstative kranken an zwei Mängeln. 

 Sie sind einerseits zu leicht gebaut, um bei den verschiedenen Handhabungen 

 die nothwendige Standhaftigkeit zu bewahren, und andererseits doch nicht 

 hinreichend beweglich, um sich an jedes kleine wie grosse Object anzupassen 

 und diesen gegenüber bequem in jede wünschenswerthe Stellung gebracht 

 werden zu können. Besonders ist das allmähliche Nachlassen des Haltes 

 aller Gelenkverbindungen bei manchen Modellen geradezu typisch. Diesen 

 Missständen hilft das neue Stativ, welches sich Paula Günther als Ge- 

 brauchsmuster 118 634 (eingetragen den 5. Juli 1899) schützen liess, mit 

 sehr einfachen Mitteln ab. Auf einer soliden, ziemlich schweren Metallplatte 

 von etwa 20 '^'"^ Länge und 13 ^'" Breite erhebt sich eine Metallstange von 

 32 ^'™ Länge. Auf dieser läuft eine nach oben und unten verschiebbare und 

 drehbare Röhre, die durch Stellschraube fixirbar ist. Die Röhre ist mit 

 einem horizontalen Arm von etwa 40 °™ Länge fest verbunden, so dass der- 

 selbe mittels jener Röhre allseitig um die verticale Stange beweglich ist. 

 Der Arm besteht aus zwei etwa gleichlangen Gliedei'n, die durch ein in der 

 Horizontalebene bewegliches Charniergelenk mit einander verbunden sind. 

 Auch das Charnier ist durch Stellschraube fixirbar. Das distale Glied ist 



12* 



