196 



G. A. Talbert: 



eine Oeffnung gemacht und innerhalb dieser die Dura, wie bei der gewöhn- 

 lichen Versuchsmethode, entfernt. Um bei der Auswahl der Stelle, wo die 

 Elektroden eingesetzt werden sollen, sicherer zu gehen, kann man zweck- 

 mässig zwei Elektrodenpaare, eines auf jeder Seite anbringen, wodurch die 

 Aussicht, den gewünschten Punkt der Hirnrinde zu treffen, vermehrt wird. 

 Um Versuchsthiere und Zeit zu sparen, empfiehlt es sich überhaupt, die 



Operation stets au zwei (oder gar melir) Stellen 

 gleichzeitig auszuführen. Wenn bei Eröffnung 

 des Knochens oder der Dura Blutungen eintreten, 

 hat dies in der Regel keine übleren Folgen, als 

 dass die Operation aufgehalten und der Reiz- 

 erfolg, wie weiter unten besprochen werden soll, 

 modificirt wird. In die Trepanöffnung wird nun 

 ein conischer, der Länge nach durchbohrter Elfen- 

 beinspund, der „Conus" Fig. 1 C, eingesetzt, dessen 

 conische Fläche mit einem feinen Gewinde [g) 

 versehen ist, und der auf seiner oberen Fläche 

 einen vierkantigen Ansatz (a) hat. Auf diesen 

 Ansatz passt ein messingener Schlüssel, der 

 zweckmässig nach dem Muster eines Trepan- 

 bohrers gefertigt wird, so dass er mittels des 

 zum Trepaniren gebrauchten hölzernen Quer- 

 griffes gehandhabt werden kann. Auf diese Weise 

 wird mit demselben Handgriff wie beim Tre- 

 paniren der Conus vermöge des Gewindes auf 

 seiner Aussenfläche in die Knochenlücke fest 



c 



Fig. 1. 

 Elektrodenträger für Hirn- 

 reizung nach J.R.Ewald. 

 (Ansicht im Durchschnitt.) 



A. Deckel mit Steckstiften 

 »SS zum Anschluss an die 

 Leitung. 



B. „Kern", enthaltend die 

 Kupferhülsen ^a: für die eingeschraubt. Hierbei sind einige technische 



Einzelheiten zu beachten. Der Conus muss durch- 

 aus geradlinig, weder concav noch convex ge- 

 ^„'°!'l'r„,^J!!?„'r: schweift sein und im Ganzen nicht zu steil zu- 

 gehen, wenn es fest sitzen soll. Da ferner die 

 Dicke des Knochens an verschiedenen Stellen des 

 Schädels verschieden ist, würde sich bei gleichem Durchmesser des Trepan- 

 loches der Conus in manchen Fällen nicht weit genug, in anderen zu 

 weit einschrauben lassen. Es empfiehlt sich daher, mehrere Trepane 

 von etwas verschiedenem Durchmesser bereit zu halten, um je nach der 

 zu erwartenden Kuochendicke eine Oeffnung von passender Weite machen 

 zu können. 



Die Längsdurchbohrung (/) des Conus enthält, wie auf der Figur er- 

 sichtUch, ebenfalls ein Gewinde, in das der Elektrodenträger, der „Kern", 

 eingeschraubt wird. Dieser besteht (Fig. 1 B) aus einem Elfenheincyhnder, 



Steckstifte, und die Knopf- 

 elektroden ^p aus Platin. 



ben in die Trepanöffnung 

 der Schädeldecke. 



