Die Riechkeaft von Lösungen diffeeenter Concbntration. 419 



für eine Lösung 1:100 000 auf mehrere Ceutimeter 



„ „ „ 1:10000 „ 3-" 



„ „ „ 1:2000 „ 2-5 „ 



,,, „ „ 1 : 1000 „ 1 „ 



wäbreud 1 : 500 ungefähr die grösste Concentration ist, in welcher der 

 Körper sieh in Paraffin löst. Meine Beobachtungen sind nicht zahlreich 

 genug, um das bis jetzt Gefundene verallgemeinern zu wollen, um so 

 weniger, weil auch das Lösungsmittel Einfiuss übt. Vermuthungsweise 

 könnte man sich vielleicht äussern, die Sache verhalte sich in der Weise, 

 dass für jede Eiechstofflösung ein Optimum der Concentration existirt, von 

 dem an sich die Riechkraft sowohl nach oben als nach unten verringert. 

 Mit Rücksicht auf diese Fragen sind genaue Schwellenbestimmungen 

 erwünscht. Ich gab ihnen in den letzten Monaten grössere Präcision durch 

 kleinere Verbesserungen ani Olfactometer, welche ich hier kurz beschreiben 

 möchte. Dass bei den Messungen auch die gewöhnlichen, seit 1888 immer 

 bewährt gefundenen Regeln (1. sorgfältiges Hineinpassen des Innenröhrchens 

 in den olfactometrischen Cylinder,^ 2. peinliche Reinigung mittels Luftstromes, 

 1)ezw. Sandstromes,- 3. Einführung des zur Aspiration dienenden Innenröhr- 

 chens in die vordere Hälfte des Nasenloches, 4. Protocollirung der Zimmer- 

 temperatur) berücksichtigt wurden, ist selbstverständlich. Eine graphische 

 Aufzeichnung der Aspiration ist nur in sehr vollständigen Versuchen erforder- 

 lich, in welchem Falle man auch eine Controle wünscht über die zwischen dem 

 Ausschiebeu und der Beobachtung vergehende Zeit. Um über diesen Punkt 

 in's Klare zu kommen, habe ich am Doppelolfactometer unseres Institutes, der 

 ganz aus Metall gebaut ist, jederseits einen Stift anbringen lassen, welche man 

 durcheine mit Ebonit isolirte Führungsstange der Scala entlang verschieben 

 kann. Sobald der Magazincy linder anstösst, wird ein elektrischer Strom 

 geschlossen, welchen man im Momente, wo die Versuchsperson eine Geruchs- 

 empfindung bekommt, mittels Schlüssels oder Druckknopfes wieder öfi"net. 

 In den Ketten befindet sich ein (Pfeil 's) Signal, das unmittelbar über der 

 Aspiratioustrace auf der berussten Fläche des Registrircylinders schreibt. 

 Durch diese Vorrichtungen erhält man unter Berücksichtigung einer chrono- 

 skopischen Linie eine vollständige Graphik der physikalischen Bedingungen 

 der Messung. Bei orientirenden Bestimmungen bedarf man dieses ziemlich 

 umständüchen Armamentariums gewiss nicht. Fast dasselbe erreicht mau. 



^ Wenn das Innenröhrchen nicht genau hineinpasst, kann man sich helfen, indem 

 man an der Schirmseite des Magazincylinders eine sämischleilerne Verschlussplatte 

 anbringt, die von einem einfachen Met all streifen und zwei Schiebern kräftig angedrückt 

 wird. Man fertigt sich die Verschlussplatte selbst an. Dazu wird in einem Sämischleder 

 ein glattrandiges Loch von etwa 6 bis 7 ™™ mit Hülfe eines Korkbohres ausgeschnitten. 



- OnderzoeUngen PJiysiol. Lah. ütrecM. 5. R. Dl. I. Bl. 172. 



27* 



