420 H. Zwaaedemakeb: 



wenn man sich zur Regel stellt, unmittelbar nach dem Ausschieben kurz zu 

 aspiriren. Auch hierfür ist inzwischen der Stift der Führungsstange recht 

 bequem, da man denselben erst an einem im Voraus gewählten Punkt ein- 

 stellen kann und dann bei der Beobachtung selber ohne genaueres Zusehen 

 aus freier Hand den Cylinder vorschiebt. 



Erscheint die Anwendung graphischer Methodik entbehrlich, unum- 

 gänglich noth wendig, namentlich bei kräftig riechenden Lösungen, sind 

 jedoch zwei andere leicht zu nehmende Maassnahmen, welche ich hier kurz 

 erwähnen will. 



In erster Linie fanden regelmässig die Verlängerungsrohre Verwendung, 

 die ursprünglich zu anderen Zwecken hergestellt wurden. Ein solches Ver- 

 längerungsrohr besteht aus einem Kupferstück von 8 ™™ lichter Weite, das 

 mittels eines kleinen Bügels und eines Schiebers an der Vorderplatte des 

 Magazincy linders befestigt wird. Ein Verlängerungsstück von 1 <^"' Länge 

 eignet sich am besten.^ Dadurch wird die von der Luft vor dem Eintritt 

 in die Nasenhöhle durchzogene Strecke nur unbedeutend verlängert und 

 der aus der Adhäsion des Riechstoffes an der vorderen Fläche des olfacto- 

 metrischen Cylinders hervorgehenden Fehlerquelle vorgebeugt.^ 



Au zweiter Stelle kommen noch Correctionsröhrchen in Betracht, Die 

 Magazincylinder, so bequem sie sind, haben den Nachtheil, vorn mit einem 

 Korkrand und dazu noch mit einem Metallrand abzuschhessen. Das poröse 

 Material reicht also nicht ganz bis zum vorderen Ende, In dieser Hinsicht 

 sind die Messungen weniger genau als jene mit einfach eingetauchten, vorn 

 glasirten Cylmdern. Für gewöhnlich hat sowohl der Kork wie das Metall 

 1 ™™ Dicke, wie mau an der Scala des Olfactometers durch verschiedene 

 Einstellung leicht ablesen kann. Dennoch kann man diese 2 "^™ nicht ohne 

 Weiteres vom Schwellen werth abziehen, denn namentlich am Kork haftet 

 mehr oder weniger vom Riechstoff (fast immer zu viel, um vernachlässigt 

 zu werden). Weil die Abschätzung nicht leicht ist, ziehen wir es vor, den 

 Kork zu verdecken. Wir bedienen uns zu diesem Zweck eines einschraub- 

 bareu kupfernen Verlängerungsrohres. Der massive, Theil desselben schliesst 

 fest an die Vorderplatte an; nun wird ein luipferrohr von 8™'" lichter 

 Weite so weit eingeschraubt, dass sowohl Metallrand wie Kork von dem 

 ganz dünnen Metall überdeckt ist. Diese Vorrichtung arbeitet so genau, 

 dass man auch ganz kurze Cylinderlängen , wie z. B. 1 ™™, vollkommen 

 richtig benützen kann. Grössere Strecken des porösen Materiales zu messen, 



^ Die Kupferstücke grösserer Länge dieuen in Couipensationsvei'suchen zur Aus- 

 gleichung der verschiedenen Wegstrecken, welche die Aspirationsluft in den gegen 

 einander aufgezogenen Eiechmessern zu durchziehen hat. 



^ Freie, vorn glasirte Porzellanröhren, wie in meiner Physiologie des Geruclies, 

 S. 105, beschrieben wurde, bedürfen dieser Vorrichtung nicht. 



