Die Compensation von Gekuchsempfindungen. 425 



2. Peinliche Reinigung des Innenröhrcheus mittels Luftstromes, bezvv. 

 Sandstromes. ^ 



3. Einführung des zur Aspiration dienenden Ansatzstückes'-^ in die 

 vordere, nicht die hintere Hälfte des Nasenloches. 



4. Graphische Aufzeichnung^ des Aspirationsmodus ^ bei sehr präcisen 

 Versuchen. 



5. Protocollirung der Zimmertemperatur. (Der Feuchtigkeitszustand 

 der Luft wurde bis jetzt vernachlässigt.) 



Ausserdem sind jetzt noch wenigstens vier andere Bedingungen zu erfüllen. 



A. Neuneu wir zuerst, dass der von der aspirirten Luft zurückgelegte 

 "Weg nothwendig in den beiden neben einander gestellten Riechmessern die 

 gleiche Länge haben muss, sonst vertheilt sich die Luft in ungleicher 

 Quantität über die beiden Messinstrumente, und die -riechenden Flächen 

 werden in verschiedenem Maasse dem Luftstrom ausgesetzt. Man genügt 

 dieser Forderung leicht, wenn man an das offene Ende des Magazincylinders 

 ein fest anschliessendes Kupferstück von 8 ™™ lichter Weite anbringt, dessen 

 Länge so bemessen ist, dass dadurch die Differenz der Röhren nach dem 

 Aussehieben der beiden Olfactometer ausgeglichen wird. Die Verlängerungs- 

 stücke sollen daher schnell gewechselt werden können, was wir durch einfache 

 Beseitigung mittels eines kleinen Bügels und Schiebers an der Vorderplatte 

 des Magazincylinders erreichen. Wir halten deren von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 und 8 ™ vorräthig. Diese Einrichtung hat zugleich den Vortheil, dass einer 

 öfters vorkommenden Fehlerquelle, der Adhäsion des Riechstoffes an der 

 vorderen Fläche des olfactometrischen Cylinders, vorgebeugt wird. 



Zur Olfactienberechnung finden in vielen Fällen auch noch die früher 

 beschriebenen Correctionsröhrchen Verwendung. Gerade die Magazincylinder 

 bedürfen diese, weil sie, wie damals ausgeführt, mit einem Korkrand und 

 einem Metallrand abschliessen und das poröse Material also nicht ganz bis 

 vorn reicht. Das Correctionsröhrchen wird so weit eingeschraubt, dass so- 

 wohl Metallrand wie Kork von ihm überdeckt sind. Dann kann man auch 

 kurze Längen wie von z. B. 1 ""^ richtig beurtheilen und wird eine Multi- 

 pücation des gefundenen Olfactienwerthes ohne Weiteres erlaubt sein. So 

 fänden wir z. B. für eine Scatollösung 1 : 1000 Paraffinum liqiüdum die 

 Schwelle eines normalen Geruchsorganes bei 1 ™'". Der ganze Cy linder hatte 



^ OtiderzoeTcingen jphysiol. Lah. Utrecht. 5. Reihe. Bd. I. S. 172. 



^ Dr. A. C. H. Moll in Arnheim Hess zur klinischen Verwendung des Olfacto- 

 meters auf Fuss kleine gläserne Ansatzstücke anfertigen, die dem zur Aspiration be- 

 stimmten Ende des Innenrohres aufgesteckt werden. Es sind ganz kurze, unten etwas 

 erweiterte Glasröhrchen, die man bequem auskochen kann. 



^ Physiologie des Geruches. Leipzig 1895. S. 199. 



* L'annee psychologique. 1898. p. 216. 



