426 • H. ZWAAEDEMAKER : 



alsu in diesem Falle eine Intensität von 100 Normalolfactien. ^ Bei Cy linder- 

 längen von mehreren Millimetern wird das Correctionsröhrchen natürlich 

 fortgelasseu, weil dann der genannte Fehler gar nicht in's Gewicht fällt. 



B. Bei Compensationsversuchen und Schwellenbestimmungen nach 

 G. Heymans wird ferner auch die zwischen Ausschieben und Beobachtung 

 verlaufende Zeit nicht ganz ohne Einfluss sein. Bereits in der vorigen 

 Abhandlung habe ich hierzu ein Controlmittel angegeben, das auf dem 

 Schliessen eines elektrischen Contacts im Momente des Vorschiebens des 

 olfactometrischen Cylinders beruht. In die Ketten ist ein Pfeirsches Signal 

 aufgenommen, das unmittelbar über der Aspirationscurve auf der berussten 

 Fläche des Registrircylinders schreibt. Am einfachsten ist es sowohl für 

 den rechten wie für den Unken Olfactometer, eine besondere Kette einzu- 

 richten, wozu man freilich 2 Pfeil'scher Signale bedarf, wie zur Graphik 

 des Aspirationsmodus 2 Marey'scher Kapseln. Man kann jedoch für die 

 beiden Magazincylinder mit einem Signal auskommen, wenn man den Stift, 

 an welchen der Cylinder beim Ausschieben anstösst, etwas anders construirt, 

 so dass beim weiteren Vorschieben der Contact wieder abgebrochen wird. 

 Die Zeitmessung kann auch bei letzterer Vorrichtung mit grosser Genauig- 

 keit stattfinden, während ein und dasselbe Signal hinter einander das Vor- 

 schieben des ersten Cylinders, jenes des zweiten Cylinders und den Zeit- 

 punkt des Empfindens schreibt. Die chronoskopische Linie gab in unseren 

 Versuchen entweder Zehntel oder Fünfundzwanzigstel einer Secunde an, was 

 den Vortheil lieferte, auch die Reactionszeit unmittelbar ablesen zu können. 



C. Die Reactionszeit ist in den Compensationsversuchen ein ungemein 

 wichtiger Factor, denn nicht so selten stellt sich heraus, dass der Wett- 

 kampf abwechselt mit einer eigenthümlichen Art des Mischgeruches, in 

 welchem erst die eine und dann die andere Qualität sich geltend macht. ^ 

 In diesem Falle wird die Reactionszeit das Ausschlag gebende Moment sein, 

 wovon es abhängt, welche der beiden Empfindungen sich zuerst bemerkbar 

 macht. Wenn ich z. B. im Doppelolfactometer auf der einen Seite Aethyl- 

 bisulfid und auf der anderen Seite Cumarin, beide in sehr verdünnten 



* Es sei erlaubt, hier uoch einmal hervor zu heben, dass ich unter Normalolfactie 

 den für ein normales Riechorgan typischen Schwellenwerth verstehe, d. h. den statistisch 

 häufigsten. Praktisch ist es nicht durchführbar, für eine grosse Anzahl Riechstoffe 

 Mittelwerthe zu berechnen, während sich der häufigste Werth sehr leicht bestimmen 

 lässt. Letzteren fand ich 1888 für Kautschuk bei 7 """ Cylinderlänge, und zum gleichen 

 Resultat kam in Füügev's Archiv. 1899. Bd. LXXV. S. 524 auch H. Griesbach. 

 Die mittlere Schwelle ist in beiden Untersuchungsreihen 10 """. Raucher besitzen nur 

 ^/g der typischen Geruchsschärfe. 



^ Wird auch abwechselnd mit Componsationen angetroffen, namentlich in Fällen, 

 wo einem der Gerüche eine Tastcomponente anhaftet (z. B. Combinationen von Anethol 

 mit Eugenol; letzterer Stoff reizt die Tast- und Temperaturendigungen recht deutlich). 



