PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — CoWL. 567 



des Ankers am Elektromagnet des oben erwähnten Ilauiitkreissclilüssels er- 

 tönte, hielt das Yersnehsindividnnm Avährend dessen mit der Athinung jedes 

 Ä[al knrze Zeit an. Bei dem jedesmaligen Atliemstillstand leuchtete in Folge 

 dessen die Röntgenröhre am Anfang der Ilerzsystole regelmässig auf etwa 

 ^/,, Seeuude auf. 



Exponirt wurde brutto 10 Minuten, netto 2 Minuten, und wie die 

 Negative zeigen, in reichlichem Maasse. Dieselben werden dcmonstrirt. Sie 

 weisen eine ungemeine Schärfe der Umrisse des Hei'zens, der Rippen und 

 des Zwerchfells auf. Das eingeschlagene Verfahren ist also ein in der Haupt- 

 sache ausreichendes, in der Ausführung allerdings etwas mühsames; allein es 

 empfiehlt sich dort, wo aus irgend welchem Grunde mit möglichst wenig 

 Apparat ein möglichst gutes Thoraxbild erstrebt wird, und lässt sich im 

 Uebrigen mit Röntgeneinrichtungen beliebiger Leistungsfähigkeit verwenden. 

 Xieht unerwähnt lassen hierbei will ich zwei neuerdings von Rieder und 

 Dr. phil. Rosen thal veröffentlichte Thoraxbilder, die bei „einer Exposition 

 von einem Bruchtheil einer Secunde" erzielt wurden. Zur Verwendung kamen 

 ein luductor von 60*^™ Funkenlänge, gespeist mit starkem Strom, eine elektro- 

 lytische Wehnelt-Zelle, ein photographisches Film und zwei jedenfalls aus- 

 gezeichnete Verstärkungsschirme. Die in „Fortschritte auf dem Gebiete der 

 Röntgenstrahlen"' bestens reproducirten Aufnahmen zeigen in drei-, bezw. 

 vierfacher, die Bilder insoweit verschönernder Verkleinerung, ziemlich alles 

 "Wünschenswerthe an Thoraxbildern bei unbestimmten Puls- und Athem- 

 phasen gewonnen. 



Das zweite Verfahren bestand in dem Gebrauch eines Sphygmographen 

 an Stelle des Pulsfühlens und statt des Telegraphenschlüssels eines besonders 

 eingerichteten, einfachen Rheotoms, welches dem Schlüssel gegenüber den Vor- 

 theil bot, eine beliebige Phase des Pulses als Contact-, bezw. Bestrahlungs- 

 zeit genau im Voraus bestimmen zu können. Das Instrument war folgender- 

 maassen zusammengesetzt: Auf einem Holzklotz von 20'™ Länge und 5*^™ 

 Breite Avaren neben einander in 4 ™™ Abstand zwei Leisten angebracht, deren 

 1 ""^ hohe Innenflächen — in Abständen von 5 ™™ durch gegenüber stehende 

 Einkerbungen unterbrochen — eine Schlittenbahn bildeten, der durch leicht 

 verlegbare Grenzkeile eine beliebige Länge und Lage auf dem Holzklotz 

 gegeben werden konnte. Etwa in der Mitte der Bahn war eine 5 ™'" lange 

 Platinplatte eingelassen, die als Contactfläche diente. Ein Schlitten aus 

 Hartgummi trug oben einen Korkgriff" und unten ein an einem Ende be- 

 festigtes, leicht gebogenes Stück Uhrfeder, an dessen Mitte ein stumpf- 

 mnkliges Stück Platiublech als zweite Contactfläche angelöthet war. Zwei 

 dünne Verbindungsdrähte schalteten das Rheotom in den oben beschriebenen 

 Hülfskreis des Athmungsrheotoms und des elektromagnetischen Hauptkreis- 

 schlüssels ein. Vermittelst eines besondei'en Armgestellcs mit mannigfachen 

 Verstellungen für die Pelotte des Sphygmographen — das bei anderer 

 Gelegenheit näher demonstrirt werden soll — erhielt das durch grosse 

 Ausschläge sich auszeichnende Dudgeon'sche Instrument eine am Pulse 

 unverrückbare, dem Zwecke entsprechende Befestigung, während dessen 

 Schreibhebel in einer geraden Ordinate auf unbewegter weisser Papierunter- 

 lage spielte. Auf dem Rheotom wurde die synchron mit dem Pulse durch- 

 zumachende Bahn in bequemer Länge abgegrenzt und auf derselben, als 

 Ordinate gedacht, die Contactfläche verhältnissmässig in die gleiche Höhe 



