248 J. Rich. Ewald: 



Um einen beliebigen an unseren Gummischlauch angefügten Widerstand 

 — nehmen wir an ein System von Glascapillaren — zu messen, entfernen 

 wir ihn also, nachdem wir den Manometerstand abgelesen haben und be- 

 festigen statt seiner den Lochwiderstand. Dieser möge zunächst weit ge- 

 öffnet sein, das Wasser fliesst daher frei ab und das Manometer zeigt einen 

 ganz niedrigen Stand. Mittels der erwähnten Schraubenvorrichtung wird 

 dann das Widerstandsloch allmählich immer kleiner gemacht, bis das Mano- 

 meter wieder seine ursprüngliche Höhe erreicht hat. Gesetzt, wir finden 

 auf diese Weise am Index die Zahl 1 • 35, so wäre die Oeffnung des Loch- 



1.35 2 



Widerstandes —z — . Da der Widerstand mit der Grösse der Oeffnung ab- 

 nimmt, so ist es empfehlenswerth, den reciproken Werth der in Quadrat- 

 millimetern gemessenen Grösse des Widerstandsloches als Widerstand zu 

 bezeichnen. Wir erhalten also, wenn wir den Widerstand mit R bezeichnen, 



7? 2 

 n ~ 1.35 2 ' 



Dies ist natürlich eine ganz willkürlich gewählte Maassbestimmung, 

 sie bezieht sich nur auf den Lochwiderstand von der angegebenen Form. 

 Sie gewährt aber doch den grossen Vortheil, dass wir die verschiedensten 

 Widerstände mit einander vergleichen und künstliche Widerstände von 

 gleicher Grösse wie natürlich gegebene herstellen können. 



Wir kommen zu unserem bisher benutzten Schema zurück. Den 

 ursprünglich vorhandenen Abflusswiderstand, der aus einem System von 

 Glascapillaren bestand, können wir nun entfernen und ihn durch einen 

 Lochwiderstand, den wir auf 1 • 35 einstellen, ersetzen. Es gilt jetzt zu unter- 

 suchen, ob es möglich ist, die Grösse dieses Lochwiderstandes, die wir zu- 

 nächst als unbekannt annehmen, durch Compression einer Stelle des 

 Gummischlauches zu ermitteln. Statt wirklich den Schlauch zu comprimiren, 

 benutzen wir in sehr bequemer Weise noch einen, dem bereits vorhandenen 

 ganz gleichen Lochwiderstand, den wir in den Gummischlauch einschalten. 

 Wir erzeugen auf diese Weise in der Leitung eine Verkleinerung des Lumens, 

 welche nur eine minimale Strecke der Leitimg betrifft (Dicke der Wand, in 

 der sich das Widerstandsloch befindet) und welche beliebig grösser oder 

 kleiner gemacht werden kann. Wir haben also jetzt zwei Loch widerstände in 

 der Leitung, von denen der erstere, stromaufwärts gelegene, den wir Loch- 

 widerstand A nennen wollen, uns dazu dienen soll, die Grösse des zweiten, 

 der den peripheren Widerstand darstellt und der Lochwiderstand B heissen 

 möge, zu bestimmen. Um zu beobachten, wie die Veränderungen der 

 Oeffnung des Lochwiderstandes A auf die Druck Verhältnisse in der Leitung 

 wirken, befinden sich an diesem Instrument unmittelbar vor und hinter dem 

 Widerstandsloch zwei seitliche Abzweigungen, die zu einem Differential- 



