Untersuchungen über den Puls. 



Von 

 M. v. Frey und L. Krehl. 



(Aus dem physiologischen Institut zu Leipzig.) 



Obwohl zur Aufzeichnung der Druckänderung an einem beliebigen 

 Punkte des Blutgefässsystemes zuverlässige Instrumente vorhanden sind, 

 ist die Deutung der Beobachtungen noch immer mit grossen Schwierigkeiten 

 verknüpft, weil eine und dieselbe Curvenform auf verschiedene Weise zu 

 Stande kommen kann. Diese Unsicherheit lässt sich aber grösstentheils 

 beheben, wenn die Aufschreibung der Druckänderung an zwei Punkten 

 gleichzeitig erfolgt. Ob eine Drucksteigerung am Orte erzeugt oder fort- 

 gepflanzt ist, ob eine Wellenbewegung in der einen oder anderen Richtung 

 fortschreitet, wird sich in den meisten Fällen auf solche Weise entscheiden 

 lassen. 



Von diesem Gesichtspunkte ausgehend haben wir mittels zweier Mano- 

 meter die Druckschwankungen der Herzkammer sowohl mit den Vorhof- 

 als mit den Aortenpulsen verglichen. Endlich haben wir auch zuweilen 

 beide Manometer in das Arteriensystem eingeführt, wenn es sich darum 

 handelte über die Herkunft der Puls wellen Auskunft zu erhalten. 



Zur Aufzeichnung und Messung der Druckschwankungen haben wir 

 uns einer Vorrichtung bedient, welche dem verbesserten Blutwellenzeichner 

 von A. Pick 1 nachgebildet ist und nur in Einzelheiten der Ausführung 

 von seinem Instrument abweicht. Die Construction wird durch den Auf- 

 riss Pig. 1 dargestellt. K ist die Luftkapsel, welche sich nach oben in 

 eine Röhre von nur l-5 mm lichter Weite fortsetzt. Durch Drehung der 



1 Pflüger's Archiv u. s. w. Bd. XXX. S. 597. 



