34 M. v. Frey und L. Krehl: 



Der zweite horizontale Schenkel des T-Rohres führt zu einem Quecksilber- 

 Manometer mit Vorrichtung zum Aichen des Blutwellenzeichners, der ver- 

 ticale Schenkel bildet die Fortsetzung der verticalen Röhre der Luftkapsel. 

 Je nach der Stellung der beiden Hähne am T-Rohr lässt sich die Luft- 

 kapsel nach Belieben mit dem Aichapparat oder dem Blutgefäss verbinden. 

 Die Bohrungen des T-Rohres haben 1 • 5 mm lichte Weite. 



Zu Beginn des Versuches sind alle Hähne, auch der an der Canule (II) 

 geschlossen. Die Glaskugel K wird mit gerinnungswidriger Flüssigkeit zur 

 Hälfte gefüllt (ihr Rauminhalt beträgt 1 . 2 cc ) und in den Schliff gesteckt. 

 Hierauf wird Hahn II und der eine des T-Rohres geöffnet. Ebenso einfach 

 sind die Handgriffe zur Reinigung der Glaskugel und der Canüle, welche 

 im Laufe eines Versuches mehrfach vorzunehmen ist. Der aufrechte Stand 

 der Glaskugel, der für die Zuverlässigkeit der Messungen Voraussetzung 

 ist, lässt sich ohne Mühe herhalten. Wir haben diese Anordnung mit freier 

 Flüssigkeitsoberfläche viel bequemer gefunden als das Goldschlägerhäutchen, 

 durch welches A. Fick 1 die Flüssigkeit von der Luft abgrenzt. 



Ueber die Leistungsfähigkeit des Apparates haben wir uns durch fol- 

 gende Prüfungen Kenntniss zu verschaffen gesucht. 



1. Beweglichkeit. Zwei Manometer von der beschriebenen Con- 

 struction waren durch ein mit Luft gefülltes Capillarrohr von 30 om Länge 

 (die für gewöhnlich gebrauchte Länge) mit einander verbunden. Von dem 

 zweiten Manometer waren die Stahlfeder und der Schreibhebel entfernt und 

 der Beinknopf der Kautschukplatte mit der Zinke einer Stimmgabel von 

 120 Schwingungen in Berührung gebracht. Die Stimmgabel wurde elek- 

 trisch erregt. Die Schwingungen wurden von dem schreibenden Manometer 

 gut leserlich verzeichnet. 



2. Rasche Einstellung. Der Stempel einer Injectionsspritze wird 

 durch einen Excenter periodisch auf- und niedergedrückt. Der Excenter 

 von dem Gasmotor angetrieben macht zwei Umdrehungen in der Secunde. 

 Die Spritze mündet in ein T-Rohr mit Saug- und Druckventil, wodurch 

 die Fortbewegung der Flüssigkeit (Wasser) in Einer Richtung bedingt 

 wird. An das Druckventil ist ein 7 Meter langer Kautschukschlauch von 

 5 mm lichter Weite und 1 mm Wanddicke angesteckt, aus dessen freiem 

 Ende das Wasser in eine Schaale abfliesst. Der Anfang des Schlauches ist 

 ausser mit dem Druckventil auch noch mit dem Manometer verbunden 

 und zwar nach Belieben entweder direct oder durch Vermittelung eines 

 Kautschukventiles , durch welches der Wellenzeichner in ein Maximum- 

 manometer verwandelt wird. Die Schliessung oder Oeffnung einer Klemme 



Verhandlungen des fünften Congresses für innere Medicin. S. 92. 



