Untersuchungen über drn Puls. 35 



genügt, um das Manometer in dem einen oder anderen Sinne arbeiten zu 

 lassen. In Fig. 3 sind die Curven der vollen Druckschwankung und des 

 maximalen Druckes unmittelbar hintereinander auf dieselbe Trommel ge- 

 schrieben. Letztere läuft, wie man sieht, genau durch die Gipfel der Schwan- 

 kungscurve. Da die Transmission etwas schlägt, haben weder die Gipfel 

 der Schwankungscurve noch die Linie des Maximaldruckes vollkommen con- 

 stante Werthe. 



150 



1" 



Fig. 3. 



Die Geschwindigkeit der Druckänderung von etwa 500 ^- entspricht 

 Werthen, welche bei der Aufschreibung von Ventrikeldrucken häufig zu 

 beobachten sind. Die Einstellung des Manometers geschieht also für die 

 vorliegenden Zwecke genügend rasch. 



3. Eigenschwingungen. Durch einen horizontal liegenden Kautschuk- 

 schlauch von 3 m Länge fliesst Wasser aus einem Druckgefäss von constantem 

 Niveau und 135.5 om Wasserdruck (= 100 mm Hg). Die freie Mündung 

 des Schlauches kann durch einen Glashahn verschlossen werden. Unmittel- 

 bar oberhalb des Hahnes zweigt die Verbindung zum Manometer ab. Die 

 Curve, welche das Manometer zu schreiben hat, wenn der stetige Wasser- 

 strom durch Drehung des Hahnes unterbrochen wird, ist durch v. Kries 

 theoretisch abgeleitet und auch experimentell verificirt worden. In Fig. 4 

 zeigt die obere Curve, welche von unserem Instrumente herrührt, anschliessend 

 an den ersten Druckanstieg kleine die geforderte Form der Curve nur wenig 

 entstellende Eigenschwingungen. In der unteren Curve, welche von einem 

 Hürthle' sehen Apparate herrührt, macht sich der Einfiuss der Eigenschwin- 

 gungen stärker geltend. Selbst im ersten absteigenden Schenkel dieser 



3* 



