Übek Haemoglobin. 



389 



Queoksilberkugelii erzeugen und in das Knie der Bürette bringen kann, so 

 ist es möglich, gegen Ende der Titrirung sehr kleine Mengen Hydrosulfit 

 in das Titrirungsgefäss eintreten zu lassen, so dass die Genauigkeit viel 

 grösser ist, als bei gewöhnlichen Titrirungen, wo die kleinste Quantität auf 

 einmal zugesetzter Titrirflüssigkeit ein Tropfen ist. Bei der Titrirung von 

 Blut beobachtet man in dem oberen Ansatzrohr des cylindrischen Gefässes 

 das Spectrum. 



Die Methode der Titrirung von Blut mit Hydrosulfit. 



Zur Beobachtung des Blutspectrums in dem 1 cm weiten Ansatzrohr 

 des Apparates ist selbstverständlich eine grosse Verdünnung des Blutes mit 

 Wasser erforderlich. Es gelang nicht, bei Berücksichtigung aller Vor- 

 sichtsmaassregeln durch Auskochen luft- 

 frei gemachtes Wasser in den Apparat 

 überzufüllen, ohne dass Spuren von Sauer- 

 stoff eindrangen; selbst wenn der Apparat 

 im Vacuum der Quecksilberluftpumpe mit 

 Quecksilber gefüllt war, so dass zwischen 

 Glaswand und Quecksilber keine Luft ein- 

 geschlossen sein konnte, war immer noch 

 Sauerstoff nachweisbar; denn liess ich aus 

 der Bürette Indigolösung, welche vorher 

 im Apparat gerade reducirt worden war, 

 in das Titrirungsgefäss eintreten, so färbte 

 sich dieselbe deutlich blau. Auch als das 

 Wasser im Apparate an der Quecksilber- 

 luftpumpe völlig luftfrei gemacht war, 

 fand beim Zulassen der Indigolösung all- 

 mählich eine vom Quecksilber ausgehende 

 Blaufärbung statt. Nur durch anhalten- 

 des Schütteln mit Hydrosulfit gelang es, 

 das Queckssilber völlig indifferent zu 

 machen. Diese Fehlerquellen werden ver- 

 mieden, wenn man Wasser und Queck- 

 silber im Apparate selbst durch Hydro- 

 sulfit aus der einen Bürette bis zur Abwesenheit von Sauerstoff titrirt und als 

 Indicator einige Tropfen Blut nimmt. Bei Beobachtung des Spectrums 

 benutzt man in diesem Falle den weiten Theil des Titrirungsgefässes, welcher 

 selbst bei der grossen Verdünnung ein sehr deutliches Blutspectrum er- 

 kennen lässt. Ist auf diese Weise der Sauerstoff aus dem Apparate ent- 



Fig. 2. (V 3 nat. Grösse.) 



