390 M. Siegfried: 



fernt, so wird das zu titrirende Blut unter Quecksilber übergefüllt. Zu dem 

 Ende habe ich mich des in Fig. 2 abgebildeten Apparates bedient. Der- 

 selbe besteht aus einem mehrfach gebogenen Capillarrohre, in welchem eine 

 Kugel von ca. 3 ccm Inhalt eingeschmolzen ist. Ungefähr 1 cm oberhalb und 

 unterhalb der Kugel befindet sich je eine Marke. An das Capillarrohr ist 

 eine gewöhnliche Glasröhre mit Hahn angeschmolzen, das zwischen Capillar- 

 rohr und Hahn eine Kugel von ungefähr gleichem Inhalt wie jene trägt. 

 Die im Capillarrohr befindliche Kugel ist von einer Marke bis zur anderen 

 mit Quecksilber calibrirt. Bei der Ueberfüllung des Blutes in den Titri- 

 rungsapparat hat dieses Ueberfüllungsgefäss die Stellung, wie in Fig. 2 an- 

 gegeben, während er in umgekehrter Lage sich befindet, wenn er mit Blut 

 beschickt wird. Zu diesem Zwecke wird das Glasrohr unterhalb des Hahnes 

 durch einen Schlauch mit einem mit Quecksilber gefüllten Druckgefässe 

 verbunden, aus welchem der Apparat zunächst mit Quecksilber gefüllt wird. 

 Ist das zu untersuchende Blut mit Luft frisch geschlagen, so wird es aus 

 einem offenen Standgläschen mit dem freien Ende des Capillarrohres durch 

 Senken des Druckgefässes unter das Niveau des Apparates und Oeffnen des 

 Hahnes gesaugt. In Folge des hohen specifischen Gewichtes des Queck- 

 silbers füllt sich zunächst die zweite Kugel mit Blut, welches durch Heben 

 des Druckgefässes in die erste Kugel übergeführt wird, so dass der Queck- 

 silberfaden im Capillarrohr mit der oberen Marke (bei umgekehrten Apparate) 

 abschliesst. Soll das Blut aus einem geschlossenen Cylinder übergefüllt 

 werden, so verbindet man in bekannter Weise das freie Ende des Capillar- 

 rohres mit dem oberen Ansatzschlauch unter Quecksilber und den unteren 

 Ansatzschlauch mit einem zweiten Druckgefäss; im Uebrigen verfährt man 

 wie angegeben. Zur Ueberführung des Blutes in den Titrirapparat bringt 

 man in der Quecksilberwanne das Capillarrohr durch die Bohrung des grossen 

 Hahnes in den Apparat selbst ein und drückt das Blut mit Quecksilber, 

 bis dieses — in dem jetzt aufrechtstehenden Ueberfüllungsgefäss — an der 

 oberen Marke abschneidet. Es befindet sich jetzt das durch Calibrirung 

 der Kugel des Capillarrohres bekannte Volumen Blut im Titrirungsapparat 

 ohne Verlust durch Anhaften an der Wandung der Hahnbohrung, welcher 

 bei einer anderen Ueberfüllungsmethode unvermeidlich und bei dem ge- 

 ringen Volumen des Blutes auf das Resultat der Titrirung von störendem 

 Einflüsse wäre. Das Spectrum der so erhaltenen Blutlösung, deren Ver- 

 dünnung etwa 1:50 ist, zeigt vor einem grossen Spectralapparate, dessen 

 ich mich stets bediente, sehr deutlich die beiden weit getrennten Oxy- 

 haemoglobinstreifen. Bei dem nun folgenden allmählichen Zusatz von Hydro- 

 sulfit, der, wie oben angegeben, durch Verdrängung mit Quecksilber ge- 

 schieht, aus der zweiten Bürette, tritt zwischen beiden Streifen das Re- 

 ductionsband auf, lässt aber die beiden Oxyhaemoglobinstreifen, namentlich 



