Übek Haemog lobin. 393 



erforderlich, vur jedem Versuche den Titer neu zu prüfen. Ich habe stets 

 drei übereinstimmende Titerstellungen hintereinander gemacht. Zur Titri- 

 rung von Blut habe ich die Concentration: I0 ccm Hydrosulfit = 5 bis 10 ccm 

 Kupferlösung am geeignetsten gefunden. Zur Füllung der Büretten des Titrir- 

 apparates ist zwischen Hydrosulfit-Bürette und Heber ein T-Rohr eingeschoben, 

 dessen freier Schenkel durch einen Glashahn verschlossen ist. Nachdem man 

 durch die mit diesem Rohre durch kurzen Gummischlauch verbundenen 

 Büretten bei geöffneten Hähnen eine Zeit lang Hydrosulfitlösung hat 

 Hiessen lassen, kann man bei Schliessung der Hähne sicher sein, unver- 

 änderte Titrirflüssigkeit in den Büretten zu haben. 



Resultate. 



Versuch 1. Zur Analyse wurde durch Schlagen an der Luft defibri- 

 nirtes Blut eines kleinen Hundes verwendet. 



Titer des Hydrosulfits: 20 ccm Hydrosulfit entsprechend 12-4 ccm Kupfer- 

 lösung. 



1. 2-73 ccm Blut erforderten zur Reduction bis zum Verschwinden 

 der Oxyhaemoglobinstreifen 1 • 52 ccm Hydrosulfit; entspricht 7 • 9 Pro- 

 cent Sauerstoff bei 0° und 760 Bar. 



2. 2-73 ccm Blut erforderten 1-47 ccm Hydrosulfit; entspricht 7-6 Pro- 

 cent Sauerstoff. 



3. Durch Auspumpen und Bestimmung des Sauerstoffes im Eudio- 

 meter wurden gefunden 16*1 Procent. 



Die grosse Differenz der durch Titrirung und durch Auspumpen ge- 

 fundenen Werthe für Sauerstoff sind nur auf zwei Wegen zu erklären: 

 Entweder enthält die das Reductionsspectrum zeigende Blutlösung noch 

 erhebliche Mengen Sauerstoff, oder die Titerstellung der Hydrosulfitlösung 

 ist falsch. Gegen den Gebrauch der ammoniakalischen Kupferlösung zur 

 Titerstellung des Hydrosulfits haben sich kürzlich Roscoe und Hunt 1 

 ausgesprochen. Sie behaupten, die Alkalität beeinträchtige wesentlich die 

 Reductionskraft des Hydrosulfits. Ich habe dieselbe Hydrosulfitlösung 

 hintereinander mit zwei Kupferlösungen, welche die gleiche Menge Kupfer- 

 sulfat aber verschiedene Mengen Ammoniak enthielten, titrirt und über- 

 einstimmende Resultate erhalten. Vor allem aber hat Lambling in seiner 

 oben citirten Abhandlung die Brauchbarkeit der Kupferlösung zur Titer- 

 stellung nachgewiesen, indem er Wasser mit einer Hydrosulfitlösung, deren 



1 Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. XXII. S. 2717. 



