PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — W. CoWL. 565 



möglichst günstigen Bedingungen, eine Verwischung der Einzelheiten, welche 

 sie, besonders was den scharfen Anfang des systolischen Anstiegs betrifft, hinter 

 die Curven anderer nicht durch das Gewicht ihres wesentlichen Organs wirken- 

 der Apparate und auch hinter die Controle des Pulses durch das Gefühl zurück- 

 treten lässt. Durch Vierordt, Fick und Andere sind die Gründe dieser 

 Mangelhaftigkeit angegeben worden. Weil ich auf sie aber bei der Betrachtung 

 der verschiedenen zur Blutwellenzeichnung benutzten Apparate häufig Bezug 

 nehmen muss, so werde ich sie hier kurz wiederholen. Setzt man eine ruhende, 

 beiderseitig durch Luft begrenzte U-förmige Quecksilbersäule plötzlich der ein- 

 seitigen Einwirkung eines bedeutenden positiven bez. negativen Druckes aus, so 

 geräth sie in grosse, daher nicht sehr schnelle, mehrmals wiederholte Schwingungen, 

 welche an Höhe schnell abnehmen, an Frequenz dieselben. bleiben und im Ganzen 

 über einen bedeutenden Theil einer Secunde dauern. Wenn von vornherein die 

 beiden Enden des Manometers unter bedeutend verschiedenem Druck, sei es 

 positiv, negativ, oder positiv und negativ stehen, und wenn, wie in dem oben ge- 

 nannten Fall, ein elastischer Körper, sei es Luft oder ein elastisches mit Flüssigkeit 

 gefülltes Gefäss sich in Verbindung mit jedem Ende befindet, so bewirkt eine 

 plötzliche Aenderung des Druckes auf dem einen Ende des Manometers im Grossen 

 und Ganzen eben solche Schwingungen wie oben beschrieben. Damit sind die 

 Interferenzen ersichtlich, die zwischen den Blutwellen eines Pulsschlages und 

 den Eigenschwingungen des Quecksilbermanometers zustande kommen müssen. 



Die Grundursache dieser immer bedeutenden sogenannten Pendelschwingungen 

 des Quecksilbers, dessen Aufgabe es wäre, die zu bestimmendeu Blutdruck- 

 änderungen in Bewegungen umzusetzen, liegt bekanntlich in der lebendigen 

 Kraft, die der durch die Druckänderung erzeugten Massenbewegung entspricht. 

 Die Grösse dieser lebendigen Kraft hängt von dem Gewichte der Masse und 

 der Geschwindigkeit der Bewegung ab. In dem Momente, um den einfachsten 

 Fall zu betrachten, wo letztere eine gleichmässige geworden ist, dient die 

 Flüssigkeitsmasse des Manometers einfach als Zwischenstück, und zeichnet treu 

 den Gang der gleichmässigen Druckänderung; sobald aber die Kraftquelle in 

 ihrer bewegenden Wirkung aufhört, d. h. sobald die Ausgleichung des Druck- 

 unterschieds vollzogen ist, hört nicht die die Ausgleichung vermittelnde Flüssig- 

 keitsbewegung gleichfalls auf, sondern dauert zunächst in derselben Richtung 

 fort, bis die lebendige Kraft durch Hebung schwerer Masse und durch Ueber- 

 windung von Widerständen aufgebraucht ist. Infolge der durch die gehobene 

 schwere Masse repraesentirten Spannkraft findet darauf eine Rückkehr der Be- 

 wegung der Masse, beinahe ebensoweit über die Gleichgewichtslage hinaus statt 

 u. s. w., bis die ganze Summe der lebendigen Kraft zur Ueberwindung von 

 Reibungswiderständen aufgebraucht ist. Die sogenannten Reibungswiderstände 

 beruhen in der Anziehungskraft, welche die betreffenden Flüssigkeitstheilchen 

 einerseits zu einander, andererseits zu der Wandung ihres Behälters haben, 

 und sie stehen in Beziehung zu dem Flächeninhalt und Durchmesser des letzteren, 

 sowie zu der Geschwindigkeit des Bewegungsvorganges. 



Bei Quecksilbermanometern, wie sie zu Blutdruckuntersuchungen gebraucht 

 werden, ist der Reibungswiderstand verhältnissmässig sehr klein, wie aus den 

 Nachschwingungen und aus dem fast verdoppelten Betrag des ersten Anstiegs 

 im Vergleich zu dem beständig erreichten Druckhöhenunterschiede hervorgeht. 



Die Blutwellenzeichner, welche hergestellt worden sind, um die Nachtheile 

 des Quecksilbermanometers zu vermeiden, unterscheiden sich von letzterem da- 



